464 



K. (iiafe. 



karbonat zuijesetzt wird 

 Stückchen locker "efüllt 

 AVasserniveau eintauchen, 



Fig. 64. 



Nach (lern AhsorptionszvliiKh'r ninl) die Luft einen zweiten Schwefel- 

 säurehehälter passieren, der in i-leicher Weise hcscjiaffen ist wie der erst- 

 erwähnte. Hier verliert dann die Luft die F(iichtig:keit, welche sie aus 

 dem Natronkalk mit fort.yenomiiicn hat. 



Um die Luft dann wiedci mit Wasserdampf zu sättigen, was wegen 

 der Schonung der Schh'inihiuitc der ^'prsucl^sl)erson und der Berechnung 

 der später zu erwähnenden (iasanalysen nötig ist, strömt sie nun durch 

 eine zweite A7jD/>sche Flasche, deren unterer Teil mit Wasser gefüllt wiid. 

 dem zur Neutralisation mitgerissener Schwefelsäure etwas Natriumhi- 



Die obere Kugel wird halb mit Bimsstein- 

 Das Zuleitungsrohr darf nur oben unter das 

 Als Luftanfeuchter hat BcHtdirt eine \'orrichtung 

 der in Fig. 64 abgebildeten Art empfohlen, je- 

 doch genügt auch die in Fig. 60 bei m dar- 

 gestellte Anfeuchtung mit nasser Leinwand. 



Bevoi- nun die Luft zur Untersuchungs- 

 person zurückkehrt, muß sie noch die Mün- 

 dung von 2 Nebenleitungen passieren, die eine 

 führt zu einem Manometer. Benedict empfiehlt 

 das sehr empfindliche Petroleummanometer, 

 bei dem ein Tropfen l'etroleume.xtrakt aus 

 Alkanawurzeln in einem gebogenen Kapillar- 

 rohr vor einer Skala hin und her gleitet, wie 

 Fcftersson es für seinen feinen (Jasanalyse- 

 apparat empfohlen hat. Bolli/ zieht ein gewöhn- 

 liches Wassermanometer vor. Mit diesem Mano- 

 Luftanfenchter zu Beyudicts Apparat, mctcr wlrd dcr Druck Im Apparat jeweils genau 



gemessen. Er nmß so reguliert werden, daß er 

 zu Anfang und Ende des Versuches stets der gleiche ist, d. h. der Alkana- 

 tropfen muß am Ende an der gleichen Stelle stehen wie zu Beginn, und 

 das Gleiche gilt für den Meniscus des Wassernianometers. 



Die zweite Nebenleitung führt zu einer kleinen Sauerstoffbombe aus 

 Stahl. Atwater und Benedict haben zur Keinigung des Sauerstoffs einen 

 geeigneten Reinigungsapparat eingehend beschrieben. ') Man kann auch 

 mit Bolly eine der gewöhnlichen Sauerstoff bomben des Handels, nur in 

 etwas kleinerem F'ormat (am besten nur von 3 — 5 kg Gewicht), gebrauchen. 

 Notwendig ist nur, den Sauerstoff, der stets kleine Verunreinigungen mit 

 Kohlensäure und Wasserstoff enthält, zu reinigen. 2) 



c 



einem Glasstab bis zum Löschen des Kalkes die Mischung vorsichtig umgerührt. Der 

 Natronkalk miiß etwas feucht sein. Ausgezeichneter Natronkalk wird von König, chemi- 

 sche Fabrik, Leipzig-Plagwitz, geliefert. 



V) Carnegie Institution of Washington. Publication Xr. 42. S. 32 (1900). 



-) Von dem Stickstoffe, den der aus flüssiger Luft hergestellte Sauerstoff stets 

 enthält, ist ein gi-oßer Teil Argon. Morey, Journ. Americ. Chem. Soc. 34. p. 491 (1912). 

 rh,,.,ir. (ompt. rend. 151. p. 752 (1909). 



