Die Technik der rntersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 465 



Dies geschieht durch die Passage eines U-Rohres. das im Anfangsteil 

 etwas SchwefelsiUire eveiitiu'll mit llimssteinstückchen enthält und im 

 übrigen mit Natronkalk gefüllt ist. 



Diese Reinigungsapparato bleiben stets in Verbindung mit der Bombe, 

 auch beim Wiegen dürfen sie nicht von ihr getreimt werden. 



Die 8auerstoffl)onibe ist fei-ner mit einem Reduzierventil versehen, 

 das die kontinuierliche Einleitung von Sauerstoff unter ganz geringem 

 Druck ermöglicht. Der Zustrom von Sauerstoff aus der liombe muß so 

 reguliert werden, daß die (iummimembran des Druckausgleichers weder 



Fig. 66. 



Schematische Abbildung der sämtlichen Anorduunp 



der einzelnen Teile des Benedictschen Apparates. 



(Die FtVile geben die Ventilationsrichrang an.) 



Bo/irsche. unter Wasser stehende Gasuhr. 



Der in die Röhre kommende Sauerstoff geht zuerst in die 



kleine Flasche (ci und dann in die in dem Glasgefäße (a) 



unter Wasser stehende Gasuhr. Das Brett (b) dient zum 



Xivellieren der Gasuhr. 



stark nach innen eingezogen , noch 

 stark nach außen verwölbt wird, da 

 soweit möglich wegen der so wie so 

 schon hohen Anforderungen an voll- 

 ständige Dichtigkeit des Apparates jede 

 stärkere Abweichung von Atmosphärendruck im Inneren des Apparates 

 unbedingt vermieden werden muß. 



Da die Methode, den Og-Verbrauch durch Gewichtsverlust zu be- 

 stimmen, zu Fehlerquellen Anlaß geben kann (Undichtigkeiten, besonders 

 am Ventil etc. ) und die Menge des Sauerstoffs schließlich doch in Volum- 

 etnheiten umgerechnet werden muß. rät Benedict neuerdings dazu, eine 

 unter Wasser versenkte Gasuhr zu nehmen. 



Am besten eignet sich dazu die ^oÄrsche i). die in Fig. 65 abge- 

 bildet ist. 



*) Sie kann von der Dausk Älaalc-rfabrik in Kopenhagen bezogen werden. 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 30 



