Die Tei'hiiilv der rntersuchiuif,' des respiratorischen Ciaswechsels etc. 



467 



Fig. 68. 



Einrichtung der Apparutiir, Fig. 09 bringt die Äo%sche Modifikation 

 zur Anschauung. 



Der wichtigste Punkt l)ei der Konstruktion des Apparates ist voll- 

 kommene Luftdichtigkeit. Denn diese ist um so notwendiger, als im 

 Apparat nicht Atmosphiirendruck herrscht, sondern bedingt durch 

 die Pumpe und die Atmung wechselnde Druckschwankungen, bei denen 

 natürlich jede minimale Un- 

 dichtigkeit die Versuchsi'e- 

 sultate ganz besonders ge- 

 fährdet. 



Als Material für die 

 Rohrverbindungen zwis«hen 

 den einzelnen Teilen des Appa- 

 rates werden am besten Glas- 

 oder Metallrohre (Messing 

 oder Eisen) genommen. Die 

 Verwendung von Gummi- 

 schläuchen ist auf ein ^lini- 

 mum zu beschränken, einmal 

 im Interesse einer vollkom- 

 menen Dichtigkeit des Appa- 

 rates, und dann auch, weil 

 vielen Personen der Gummi- 

 geruch unerträglich ist. 



Da die Apparate in 

 erster Linie für kurze Grund- 

 umsatzversuche 1 ) angegeben 

 sind, die nur bei vollständiger 

 Muskelruhe ganz exakt sind, 

 empfiehlt Benedict die An- 

 wendung besonderer Auf- 

 nahmeapparate, die eine ganz 

 objektive Kontrolle der Mus- 

 keltätigkeit gestatten. Einmal 

 können die Ausschläge des 

 Spirometers (vgl. die Abbil- 

 dung S. 462) graphisch regi- 

 striert werden, ferner kann man zur Aufnahme der Bewegungen des 

 Piumpfes und der E.xtremitäten Pneumographen 2) um Brust und GUed- 

 mal'.en legen. Jede abnorme Bewegung ist in den mit Zeitmarkierung 

 versehenen Kurven sofort ablesbar. 



Bild des für Versuche mit Jlenschen bereit geraachten Uni- 



versalrespirationsapparates von Benedict. (Neueste Form.) 

 A Rotationspnmpe. B und B' die zur Absorption des Wasser- 

 dampfes mit Schwefelsäure geftUlten Wulffschen Flaschen. 

 C die zur Absorption der Kohlensäure mit Xalronkalk gefüllte 

 Flasche. G Griff zum Ausschalten des Dreiwegventils F. 

 M Spirometer. P unter W^ asser stehende BoÄrsche Gasuhr. 

 O Sauerstoffbombe. J? mit Barytwasser gefüllte ErJenm^yerscha 

 Flasche. V Hahnschlüssel, t' die die beiden Ventile S und .S" 

 verbindende Stange. TT und TT' die Verschranbungen. die zur 

 Verbindung des Apparates mit Kespirationskammern bei Ver- 

 suchen mit Tieren oder Säuglingen gebraucht werden. 



') Die BoUi/sche Modifikation ist durch Einschaltung einer den gesamten Menschen 

 aufnehmenden Kammer auch für lancrdauernde Versuche brauchbar. Vgl. darüber S. 520. 

 -) Benedict, Deutsches Arch. f. klin. Med. 1. c. S. 188. 



30* 



