Die Technik der Uiiteisucliung des respiratorisclieii Gasweclisels etc. 471 



NaclKleiii man oiniiic Zeit S"<?^vartet hat, bis auch die Toniperatui' 

 sicli im <;aii/.cii Apparate ausgeglieiieii hat (durch Erwärmen bzw. Al)- 

 kühlen der kälteren l)zw. wärmeren Teile des Apparates läßt sich das be- 

 schlcuniiien). lälU man au.s der Sauerstoffbombe vorsichtig- so viel Gas in 

 den Apparat einströmen , bis das Petroleum bzw. das Wassermanometer 

 genau denselben Stand zeigt wie zu Beginn des Versuches. 



Wie schon oben erwähnt genügt niemals ein einziger derartiger Versuch 

 zur Feststellung des (irnndumsatzes, sondern es müssen mindestens zwei 

 gut übereinstimmende vorliegen. Die Prüfung der Dichtigkeit des Apparates 

 geschieht bei dem neuesten Benedirt^chen Modell i) dadurch, daß man bei 

 Anstellen der Rotationspumpe in dem nach außen abgeschlossenen Apparate 

 den Zeigerstand am Spirometer genau beobachtet. Ist der Apparat dicht, so 

 darf die Stellung des Zeigers während der Prüfung sich nicht ändern. 



Perechnung der Resultate. 



Die Berechnung der Resultate nach Benedicts Methode ist außer- 

 ordentlich einfach. Vor Beginn des Vorversuches und zu Ende des Ver- 

 suches werden luftdicht verschlossen der Zylinder mit Natronkalk sowie 

 die dahinter geschaltete Kippsahe oder Williamsche Flasche, ferner die 

 Sauerstol'fbombe mit Ansatzstücken auf einer bei großer Belastung sehr 

 empfindlichen Wage -) genau gewogen. 



Die Menge der während des Versuches gebildeten Kohlensäui'e ist 

 gleich der Gewichtszunahme, welche NatronkalkzyUnder und Kippsche Flasche 

 zusammen erfahren haben. 



Zur Umrechnung der Kohlensäure ^- Werte in /-Werte ist die Gewichts- 

 zunahme in g mit der Zahl 0*509 zu multiplizieren. 



Da der Sauerstoff gehalt der Bombe nicht 100" o beträgt, sondern meist nur 

 95 — 97Vo- genttgt die Feststellung der Gewichtsabnahme nicht allein zur 

 Feststellung des im Versuch verbrauchten Sauerstoffs. Es muß eine Kor- 

 rektur angebracht werden für den Stickstoff, der die Hauptmenge der 

 \erunreinigung darstellt. Da durch Gasanalyse die Zusammensetzung 

 der Luft für jede Bombe, wie schon oben erwähnt, ermittelt wird und 

 das (Gewicht eines Liters X bekannt ist, macht die Umrechnung keine 

 Schwierigkeit (vgl. ein Beispiel der Ausrechnung auf S. 474). Bei Verwendung 

 der Bohrschen. unter Wasser versenkten Gasuhr ist ein Wägen der Sauer- 

 stoffbomben nicht notwendig. Es genügt für die 0-Berechnung, wenn 

 man die Zusammensetzung der Bombenluft sowie den Stand der Gasuhr 

 zu Anfang und zu Ende des Versuches kennt. 



Die \'oraussetzung für die Richtigkeit der ganzen Berechnung ist. 

 daß das Volumen des Apparates zu Anfang und zu Ende des Versuches 

 nahezu konstant ist. 



') 1. c. S. 186. 



-) Die Fiiina August Sauter in Ehingen, Württemberg, stellt derartige Wagen 

 mit "Wagebalken aus Aluminium, die bei 10% Belastung 001 // genau angeben, für 

 160 Mk. her. Versehentlich steht in der deutschen Beschreibung des Apparates (1. c. 

 S. 181, Z. 18) Ol g statt O'Ol g. 



