472 ^'- <Ji"^fe- 



Dies xlu'iuT allerdings ohne besondere Vorsiehtsmaßref^el besonders 

 beim ersten Versnch einer Serii' nicht immer f^cnau dci' Fall /u sein, wie 

 RoUi/ mit IJeeht hervorhebt. Temperatur und Druckdifferenzen wilhiend 

 der Versnchszeit können hier eine \'eränderung hervorrufen. Da die 

 Schwankungen des Luftdruckes während der kurzen \'ersuchszeit in der 

 Regel so minimal sind, fallen sie höchstens in der 2. Dezimale des pro- 

 zentualen Versuchsfehlers ins ( Jewicht. Etwas größere Ändei'ungen ruft eine 

 stärkere Temperaturschwankung hervor. So berechnet Rolly, dali bei Zu- 

 nahme der Temperatur des Apparates um 1" bei einem ^'olumen von 

 18.100 l die Verkleinerung 66 cm beträgt. 



Unseres Erachtens gelingt es aber vielleicht, in einem eventuell durch 

 besondere Regnlationsapparate konstant temperierten Zimmer während der 

 kurzen Versuchszeit die Temperatur konstant zu halten, eventuell müßte 

 man einige Zeit warten, bis das Innere des Apparates wieder die Au.s- 

 gangstemperatur. welche identisch ist mit der Zimmertemperatur, ange- 

 nommen hat. 



Wenn die Einwände von Boll// theoretisch auch zweifellos berech- 

 tigt sind, so haben doch die Kontrollverbrennnngen Bencilich mit Äther 

 (vgl. S. b'-'S) in seinem Apparate die glänzende praktische Genauigkeit er- 

 wiesen, z. B.: 



gefunden berechnet 



COo n-62 (/m 11-71 (jm 



Oo" 12-78 „ 12-78 ,, 



CO., . ■ 0-662„ 0-666„ 



Um auch den theoretischen Einwänden gerecht zu werden, ent- 

 nimmt RoU// zu Anfang und zu Ende eine Luftprobe aus dem Apparate 

 und analysiert sie nach der Zuntz-Geppertschcn Methode. Ferner stellt er 

 das Volumen des Apparates fest, indem er die Luft zu Anfang analysiert 

 und dann nach Zugabe einer bestimmten Menge Luft aus der Sauerstoff- 

 bonibe die Zunahme der Sauerstoff konzentration in einer zweiten 

 Analyse feststeUte. Aus der Anfang- und Endkonzentration des Sauerstoffs 

 sowie der Menge der zugeführten Luft bzw. des Sauerstoffs kann dann in 

 einfacher Weise (Beispiel siehe bei Rolli/^) das Volumen des Apparates 

 berechnet werden. 



Im Folgenden seien als Beispiel für die Berechnung des Versuches 

 zwei Protokolle mitgeteilt. 



I. Beispiel der Berechnung eines Versuches mit dem Be7iedictiichen 

 Apparat. ^) 



') 1. c. S. 78. 



=*) Deutsches Arch. f. klin. Med. Bd. 107. S. 197 (1912). 



