Die Technik der Unteisucliung des respiratürischeu Gaswechsels etc. 479 



\'entilation des Kastens kann man die Luft des Zimmers benutzen, sofern 

 dies nic'iit groÜ ist und wahrend und vor dem Versuch durch einen starken 

 elektrischen Wandventilator stark ventiliert wird. Zahlreiche Luftanalysen 

 erü'aben. daß die Luft eines derartigen Zimmers, das selbstverständlich 

 keine Kohk-nsäurequelle (wie Gasflamme etc.) enthalten darf, vollkommen 

 die gleiche Zusammensetzung hat wie die atmosphärische Luft. Das Ver- 

 fahren besitzt große Vorteile gegenüber der Benutzung von Außenluft. So 

 verlieren z. B. kleinste Undichtigkeiten des Apparates etwa an der Hals- 

 abdichtung an Bedeutung, weil der ganze Apparat von einer Lultatmosphäre 

 umgeben ist mit gleicher Zusammensetzung wie die dem Kranken zuge- 

 leitete Inspirationsluft. Um möglichst rasch die der Ausströmöffnung ent- 

 strömende kohleusäurehaltige Luft zu eliminieren, schraubt man am zweck- 

 mäßigsten an dieser Stelle ein hohes Schornsteinrohr an, dessen etwas 

 umgebogenes Ende direkt dem großen Wand Ventilator zugekehrt ist, so daß 

 die Luft sofort abgeleitet wird. 



Die Luft wird am zweckmäßigsten durch ein 3 — 5 cm weites Blech- 

 rohr in der Nähe des mit Ventilationsklappen versehenen Fensters abge- 

 sogen, tritt an der Vorderwand seitlich in den Kasten ein (bei E) und 

 verläßt diesen an der Kückwand oben, nachdem sie im Kasten selbst 

 mehrere Kammern passiert hat, was zum Zwecke einer gleichmäßigen 

 Luftmischung wünschenswert ist. Die Verbindungen des Kastens mit dem 

 Luftzuleitungsrohr und der Gasuhr bestehen aus einem biegsamen Blech- 

 rohre (B). bei dem engere und weitere Abschnitte ähnlich wie bei einem 

 Gaszuleitungsrohr miteinander abwechseln. So ist eine weite Verstellbarkeit 

 tles Kastens je nach der \'ersuchsanordnung und der Lage des Kranken 

 ermöglicht. 



Die Absaugung eines Teilstromes der Luft kurz vor ihrem Eintritt 

 in den Kasten geschieht nach dem Prinzipe von Jccßiet. Da die Methodik 

 später bei der Besprechung der Jaquet sehen Originalmethode und seiner Ver- 

 besserungen noch eingehend besprochen wird, verweisen wir hier nur auf 

 die dortigen Ausführungen (S. 498), auch über die Methode der zweck- 

 mäßigsten Gasanalyse finden sich dort alle nötigen Detailangaben. 



Die Durchführung eines Versuches gestaltet sich folgendermaßen: 



Die Versuchsperson ^vird erst (12. bis 13. Stunde nach der letzten 

 Mahlzeit) auf das Ver-suchsbett gelagert, nachdem sie vorher den Gummi- 

 halskragen über den Kopf gestülpt bekommen hat. Durch Anlegung einer 

 feuchten ca. 8 ctn breiten Gummibinde, die nur ganz leicht angezogen 

 werden darf, wird ein luftdichter Abschluß erzielt. Während der Vor- 

 bereitungen , bzw. mindestens 20 bis oO Minuten vor Beginn des eigent- 

 lichen Versuches, wird der große Zimmen^entilator und der Motor der 

 Gasuhr in Tätigkeit gesetzt. Die Ventilationsgröße kann, ehe die Versuchs- 

 person in den Apparat kommt, 100 — 120 pro V betragen, nachher ist sie 

 zweckmäßig auf 30 / zu ermäßigen. 



Die Versuchsperson wird dann mit Kopf und Hals in den Kasten 

 hineingeschoben. Der Kasten und die einzelnen Teile des Bettes werden 



