Die Technik der Untersucluing des respiratorischen Ciuswechsels etc. 481 



Die während des \ersuches abgesogoiit' Menge Luft wird nach Ther- 

 fiilhinii' in ein kleineres Glasoefäß in einer später nocli genau zu be- 

 spreehi'ndcn Weise analysiert. Da man auf diese Weise den Kohlensäure- 

 und Sauerstoffgehalt einer Luftprobe genau ermitteln kann und die Ge- 

 samtmenge der Luft, welche während des ^'ers^ches durch die Gasuhr 

 ging, sowie das X'erhalten von Temperatur und IJarometer \Yährend des 

 \'ersuches bekannt sind, ist die Derechnnng außerordentlich einfach. 



\'or- und Nachteile des Apparates. 



Die Hauptfehlerquellen des Apparates können durch Undichtigkeiten 

 bedingt sein. Die Piiifung auf Luftdichtheit des Apparates ist eine außer- 

 ordentlich einfache. Man braucht nur die Halsöffnung des Apparates mit 

 einer luftdicht abschließenden (Jummikappe, sowie das Blechrohr für die 

 Luftzuleitung mit einem Gummistopfen zu verschließen und die Gasuhr 

 ganz vorsichtig und langsam in (iang zu bringen, bis das Wassermano- 

 meter aus der Gasuhr einen negativen Druck von 10 >nm Wasser anzeigt. 

 Weiter kann man Druckabnahme nicht steigern, da sonst durch die Aus- 

 strömöffnung Luft in die (iasuhr zurückgezogen wird. Dies aber ist unter 

 allen Umständen zu vermeiden, da sonst Wasser in die Luftkammern ein- 

 dringt, was die sofortige Entleerung und Neufüllung der Gasuhr not- 

 wendig macht. Bleibt der geringe negative Druck 1 Stunde lang unver- 

 ändert bestehen, so ist der Apparat praktisch luftdicht. 



Da man so leicht jederzeit sich davon überzeugen kann, ob der 

 Apparat luftdicht ist. kommt als einzige unvermeidliche Fehlerquelle nur 

 der kleine Fehler, welche die Methode der Gasanalyse mit sich bringt, in 

 Betracht. Dieser beträgt, wenn man darauf achtet, daß die Konzentration 

 der Kohlensäure immer über O'öo/o beträgt, im ungünstigsten Falle für 

 die Kohlensäure O'ö l'O. für den Sauerstoff maximal l'öVo- 



Die Anwendung von Gummiteilen bedingt bei der geringen Kohlen- 

 säurespannung im Apparat keinen maßbaren Fehler, der ^'erlust an CO., 

 pro Stunde beträgt nur einige 0-01 cm ^). was gegenüber der Gesamtmenge 

 von mehreren Litern überhaupt nicht in Betracht kommt. 



Die Leistungsfähigkeit des Apparates läßt sich nur durch \'erbrennung 

 von absolutem Alkohol, der durch mehrfaches Schütteln mit Cupr. sulfur. 

 siccum wasserfrei gemacht wird, prüfen. Er wird in eine offene Petri- 

 schale im Apparat rasch eingegossen und sofort elektrisch entzündet. 



Durch derartige Versuche ergab sich, daß der mittlereFehler aus 13 Ver- 

 suchen für die Kohlensäure + 0-44<'/o- für den Sauerstoff UlöVo betrug. ^j 



Der Apparat steht in der Mitte zwischen den Methoden für ganz 

 kurz dauernde und für sehr lang dauernde \'ersuche. 



*) Berechnet auf Grund der Versuche vou Grumnach (Versuche über die Diffusion 

 von Kohlensäure durch Kautschuk. Physikal. Zeitschr. 6. Jahrg. Nr. 23. S. 795. 1905). 



-) Da die Verbrennung des Alkohols eine sofortige war. sind die Kontrollverbrennungen 

 unter ganz besonders ungünstigen Verhältuissen vorgenommen. Die maximalsten Fehler in 

 einigen Kontrollverbrennungen betrug bis 30°/o für die Kohlensäure, einmal bis 5% fürO... 



Abderhalden, Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 31 



