Die Techiiik iler rntersuchiiiig des respiratorischen Gaswechsels etc. 483 



Bezüglich «1er allueinoinen Gesichtspunkte für die Technik lang- 

 (laueriKk^r Kespirationsversuche mid der Üesclireihim^- anderer hier nicht 

 geschiklerter Apparate sei auf die Ausfiihrunticn von Johansscn in Bd. III 

 dieses 'Handbuches verwiesen. 



Apparate nach dem Pettenkoferschen Prinzipe. 



(Der Originalapparat von Pettenkofer-Voif^), der Apparat von Bubner-). 

 der Apparat von Stctjrer.^*) 



Prinzip der Pe^^ewA-o/erschen Methodik: 



Eine sehr geräumige Versuchskammei' aus Eisenblech nimmt die 

 Versuchsperson für viele Stunden auf. Sie atmet entweder die Luft des 

 Zimmers, welche durch die kleinen Undichtigkeiten des Apparates dringt 

 (wie im Originalapparat) oder Außenluft, welche durch eine besondere 

 Piohrleitung zugeführt wird. Der Luftwechsel wird besorgt durch eine 

 Saugpumpe, welche die Luft aus der Kammer ansaugt und einer großen 

 (rasuhr zuführt, in der ihr Volumen genau gemessen werden kann. 



Sowohl von der in den Appai'at einströmenden, wie von der aus der 

 Kammer ausströmenden Luft werden durch sehr dünne Rohrleitungen 

 Teilströme entnommen, deren Absaugung genau synchron mit der des 

 Hauptstromes durch eine Nebenleitung der Saugpumpe besorgt wird. 



Die Luft in den Teilströmen passiert erst kleine Kölbchen mit in 

 Schwefelsaure getränktem Bimsstein, deren (Jewichtszunahme den Wasser- 

 gehalt angibt. Durch eine besondere Vorrichtung wird dann die Luft 

 durch lange, mit Barytlauge gefüllte Bohren langsam hindurchgedrückt und 

 verläßt dann durch eine auf Druck eingerichtete kleine (iasuhr, in dej^ 

 das ^'olumen der Teilströme gemessen wird, die Leitung. Die Abnahme der 

 Alkaleszenz der in den Pettenkofer ^q\\^\\ Röhren befindlichen Barytlauge 

 läßt sich titrimeti'isch feststellen und ist das Maß für die Menge Kohlen- 

 säure, welche der einzelne Teilstrom mit sich geführt hat. Da in gleicher 

 Weise der Kohlensäuregehalt der einströmenden Luft bestimmt wird und 

 die Luftmenge, welche während des Versuchs die große und die kleinen 

 Gasuhren passiert hat, durch (Jasuhrablesungen zu Anfang und zu Ende 

 des Versuches bekannt ist, läßt sich die im N'ersuch geliildete Menge 

 Kohlensäure in einfachster Weise berechnen. 



Beschreibung der Apparatur: 



Da die Methodik mit X'ersuchen bis zur Dauer von 24 Stunden 

 rechnet und auch für Arbeitsversuche ausreichen soll, ist das Volumen 



') 3/. Pettenkofer, iTber tlie Respiration. Annal. der Chem. u. Pharmaz. 2. Suppl.- 

 Bd. S. 1 u. f. (1862 u. ff.). 



-) H. Wolpert, Arch. f. Hygiene. Bd. 26. S. 62 u. ff. (1896). 



') Steyrer, Zeitschr. f. cxperim. Pathologie n. Therapie. Bd. 4. S. 720 (1907). 



*) Der nach dem Pettenkofer ^ch&n Prinzip gebaute Apparat im Kaiserin Augusta- 

 Haus in Berlin für Säuglinge und Kinder ist an anderer Stelle von Langstein (Bd. 3. 

 S. 1027)) beschrieben. 



31* 



