484 IvC.rafe. 



der Rospirationskaminor sehr iiroli i!:enoinnK'ii. Die grölite AiisdchiuniL'- hat 

 die Pcttcnkqfcr'>('\w OriiiinalkainiiuT. sie hat die Form eines Würfels, 

 dessen Seiten\v;inde 'l')\?ih di laiiu sind, dei- Uauininhalt heträi^t daher 

 12'7 >»3. der BifbnernchQ \ersuelisrauiii t'al'.t nur T'o »n» (IJieite x Län^«' 

 X Höhe = l"o X 2-5 X 2 m), die Kammer der 2. Medizin. Klinik der 

 Charite. Nvelche Stcf/rer beschrieben hat, 6'6 m^ (I5reite x Länt^e X 

 X Höhe = 2'0 X r(iö X 2"0). Das Material der Kasten bestellt aus Eisen- 

 blech, das am zweckmäßii^-sten innen und außen mit Ölfarbe aniiestrichen 

 wird. Auch für den Fußboden wird am besten Eisenblech iienommen. da 

 Holzboden hvirroskopisch und As])haltboden Kohlensäure entwickelt (IJe- 

 obachtunuen an der Petlmkofcrschim Kammer). In die Seitenwiinde, even- 

 tuell auch in die Decke können Fensterscheiben eingesetzt werden. Abj^esehen 

 vom Feffenkofersvhen Original-Apparat, in dem Zimmerlul't einijt'soi:en 

 wurde, müssen alle anderen Apparate, die mit Außenluft gespeist werden, luft- 

 dicht sein. Darauf ist besonders beim Einsetzen der Fensterscheiben und beim 

 .Vnziehen der ^'erschraubungen zu achten. Besonders die Abdichtung der 

 Türe, die meist durch zahlreiche große Schrauben gegen die an den Seiten 

 mit Gummi ausgelegte Türumrahmung gepreßt wird, macht hier oft sehi- 

 große Schwierigkeiten. Ein 12 — 15 cw weites Rohr aus Weißblech, das 

 durch die Holzumrahmung eines Fensters ins Freie mündet, führt frische 

 Luft zum Apparat, wo sie unten in eine Seitenwand eintritt. Da die 

 Aul'ienluft oft erhebliche Temperaturscliwankungen im Laufe des Versuchs 

 durchmacht und sehr oft auch stark mit der Temperatur des \'ersuchs- 

 zimmers differiert, hat Steyrer sie durch zwei große Eisenblechschränke 

 hindurch geleitet, in denen sich die Temperatur der Außenluft leichter 

 mit der Umgebungstemperatur ausgleicht. Eventuell kann man auch Eis 

 oder Trockenmittel hineinbringen oder die Schränke erwärmen, in ähn- 

 licher Weise, wie Atwoter es bei seinem Apparate getan hat. Auf diese 

 Weise läßt sich auch der Feuchtigkeitsgehalt der Luft beeinflussen. 



Die Ventilation der großen Respirationskammer wurde in dem ur- 

 spi-ünglichen Apparate von Pettenkofer (siehe PTg. 7H) durch eine große, 

 mit \'entilen versehene Saugpumpe bewerksteUigt. Zum Antrieb diente eine 

 Dampfmaschine. 1) Da diese Anlage sowie der IJetrieb sehr kostspielig und 

 kompliziert sind, hat Ruhner an seinem Apparat die Dampfmaschine fort- 

 gelassen und die große (nisuhr, in der die Ventilationsgröße gemessen 

 wird, direkt als Saugpumpe benutzt, indem er sie durch ein Pelotonrad in 

 Bewegung setzte . das durch Wasserdruck getrieben wird. Der Feloton- 

 motor ist dadurch von einem gewöhnlichen Wasserrad unterschieden, daß 

 die Schaufeln durch becherförmige Zellen ersetzt sind. So wird eine viel 

 gleichmäßigere, ruhigere Übertragung der Wasserkraft auf die Achse des 

 Rades gewährleistet, wie bei den gewöhnlichen Schaufelrädern, Durch Trans- 

 missionsriemen und Zahnräder wird in einer aus Fig. 74 ohne weiteres 



\) Da dieser komplizierte Antrieb jetzt ganz veraltet und nicht mehr zu emp- 

 fehlen ist. erscheint die Angabe weiterer Einzelheiten liier überflüssig. 



