4'.M) lv(;iiife. 



Hat tlii' Luft auch diese diinliperlt. so tritt sie durch die kurze 

 lilochrohrleituuii' in die kleinen (iasuhren (//. Fig. 78). l)iese sind auf 

 Druck eiuiierichtet. Die treibende Kraft ist auch hier noch der Druck der 

 (.^>uecksiiherpunipe a—h. An ihren Zifferblättern ÜilU sich die (irölie (h'S 

 Teilstronis in jedem \'ersuche ablesen. 



Beschreibnni^ eines \' er such es. 



\'or Üciiinn einer grölteren \'ersuchsreihe i.st es notwendig, sich von 

 der Dichtigkeit des Api)arates zu überzeugen. Nach Fettenkofer kann man 

 diese l'rüfung durch Kinleiten von Leuchtgas vornehmen. Da es bei der 

 ursprünglichen Fefteiiko/erschow Kammer nicht auf Luftdichtigkeit ankommt, 

 ist dort nur die Rohrleitung zu prüfen. Dies geschieht in der Weise, dali 

 man die Rohre a und b (Fig.li\) bei ihrem Ansatz an der Kammer durch 

 große <inmmistopfen oder durch Glasscheiben mit Klebwachs luftdicht ver- 

 schließt und dann in die Iiohrleitung Leuchtgas einleitet, das durch die 

 Saugpumpe bzw. die (iasuhr angesogen wird und durch letztere auch wieder 

 ausströmt. 



Nachdem man sich davon überzeugt hat. daß aus der Rohrleitung 

 die Luft so weit ausgetrieben ist, daß eine Kxplosiou nicht mehr möglich 

 ist, -snrd mit einer kleinen Flamme die ganze Rohrleitung abgesucht, jede 

 Undichtigkeit verrät sich sofort durch Entzündung iU'^ ausströmenden 

 ( iases. In gleicher Weise kann man auch den ganzen Apparat mit Kammer 

 prüfen, indem man die Zuströmöffnung am Fensterrahmen verschließt. 

 Die großen Mengen Gas. die dazu nötig sind, bringen aber Tbelstände 

 mit .sich. 



Eventuell könnte man auch hier zui- l'rüfung der Luftdichtigkeit die 

 Gasuhr benutzen in analoger Weise, wie sie oben beschrieben wurde (vgl. 

 S. 481). Sehr einfach ist die l'rüfung der Teilstromabsaugevorrichtung. 



Man braucht nur die Öffnungen der kleinen Rohre für die Teilströme 

 zu verschließen und die Glaszyhnder « und b (Fig. 75) aus dem Quecksilber 

 etwas hoch zu ziehen, so daß ihr L'nterrand noch eintaucht. Ist die Lei- 

 tung dicht, so entsteht ein negativer Druck, der sich in einem Hochsteigen 

 des Quecksilbers in den langen Röhren der Flaschen g verrät. Bleibt bei 

 festgestelltem ZyUnder a und b die Steighöhe des Quecksilbers während 

 einer Stunde die gleiche, so hat man volle (Garantie, daß die Leitung bis 

 zur Quecksilberpumpe ganz dicht ist. In ganz analoger Weise läßt sich auch 

 der w-eitere Abschnitt der Teilstromleitung auf seine Druckdichtigkeit bis 

 zur Gasuhr prüfen. Dabei empfiehlt es sich aber, nicht die (iasuhr an der 

 Austrittsstelle der Luft abzudichten, sondern nur die Rohrleitung- vor dem 

 Eintritt in die (iasuhr. 



Nachdem man sich durch derartige, von Zeit zu Zeit notwendige 

 Prüfungen von der Luftdichtigkeit der Apparatur überzeugt hat , wird 

 ca. 1/2 Stunde vor Beginn des ^'ersuches die große (iasuhr zur Ventilation 

 angestellt. ( ileichzeitig werden die Petteiik:ofersc\i('n Röhren mit Barvt 

 gefüllt. 



