4Vt2 K. (irafc. 



hinter das (^»iiccksilhorpiunpwcrk kleine Külhchen mit Bimsstein einfiifj:en. 

 Am besten nimmt man da/ii kleine (ilaskölhclien. Sie lassen ra. lOU bis 

 '200 cm \ Durch den einiieschHffenen Glasstopfen führen 2 (Masrührchen in 

 die Kölbchen hinein, ein l;in,<:eres, das einige Millimeter über dem IJoden 

 endifjt. und ein kürzeres, das nur eben eintaucht, eventuell kann man auch 

 den (ilasstopfen an der einen Seite oder oben in Form eines Glasröhrchens 

 ausziehen. Die Kölbchen werden mit erbsen- bis haselnuCigmlien Stücken 

 tianz reinen lümssteins j^efüllt, die vorher ausgeglüht und dann noch heilJ 

 in konzentriei'te Schwefelsäure geworfen waren. Beim Füllen ist zu ver- 

 meiden, (lau größere Mengen Schwefelsäure mit hineinkommen. Die Schwefel- 

 säure darf den J^oden und die Bimssteinstücke nur netzen. Insbesondere 

 ist darauf zu achten, daß die Öffnungen der Böhrchen nicht durch 

 Bimsstein oder Schwefelsäure verlegt werden. Die Füllung mul'i nach 

 jedem 3. — 5. Versuch wiederholt werden , um eine exakte riuantitative 

 Wassei'dampfbestimmung zu ermöglichen. Die Kölbchen werden an den 

 AulJenenden der (ilasröhrchen jederseits mit einem kurzen Stück Gummi- 

 schlauch und einer leichten Klemme versehen, die kurz vor dem Wiegen 

 i^eschlossen werden muß. um ein Eintreten von Wasseidampf in die 

 Kölbchen zu verhindern. YAie sie in die Teilstromleitungen eingefügt werden, 

 müssen sie bis auf 0"1 nie/ genau abgewogen werden. Es empfiehlt sich, 

 imm(>r 2 Kölbchen hintereinander zu schalten, um ähnlich wie bei den Bohren 

 für die Kohlensäurebestimmung die Gewähr zu haben, daß wirklich alles 

 Wasser aufgenommen wurde. Die Einfügung in die Leitung hat so zu ge- 

 schehen, (laß die Luft durch das lange Glasrohr in die Kölbclien eintritt 

 und duich das kurze sie verläßt. 



Der eigentliche Versuch beginut in dem Augenblicke, in dem die \'er- 

 suchspersnn die Kammer betreten hat. Es ist dann sofort der Stand der 

 großen und kleinen (Gasuhren sowie der Thermometer an ihnen abzulesen 

 und. nachdem dies geschehen, der Motor für die große Gasuhr anzustellen. 

 I5ei einem Stundendurchlaß von ca. 30 — 40 m^ durch die große (Tasuhi- 

 geht dann die Luft der Teilströme in kleinen, unzusammenhängenden 

 IMaseu durch die Barytlösung, die sich nach und nach durch Bildung von 

 Ba C( )3 zu trüben beginnt. 



Bei gutem Funktionieren des Elektromotors kann man dann den 

 Versuch sich selbst überlassen, nur ist es nötig, alle 2—3 Stunden die 

 Temperaturen an den (tasuhren zu notieren. Bei Benutzung eines Anfeuchters 

 (F, Fig. 73) muß dieser hin und wieder mit Wasser gespeist werden. 



(xleich nach Beginn des Versuches bestimmt man den Titer der 

 Barytlauge, indem man in der oben beschriebenen Weise 30 <:'w^ der Lauge 

 mit Oxalsäure titriert. 



Die Abstellung des \'ersuches ist außerordentlich einfach. Der Elektro- 

 motor wird abgedreht und sofort Zeit, Barometer. Temperatur und Stand der 

 (Tasuhren abgelesen. Die Versuchsperson kann dann den Apparat verlassen. 



Ehe die Barytröhren aus ihren \'erbindungen gelöst werden, müssen 

 sie ganz horizontal eingestellt sein, damit iiiclits von ihrem Inhalt ver- 



