Die Technik tler l ntersucluing des respiratorischen Gaswechsels etc. 49^» 



loi'on iioht. Die Flüssiiikcit wird rasch in Glasflasclipii. die nach Art der 

 Jliertlaschon mit (,'inoin Kautschukverschluli vcrseiieii sind, eingegossen. 

 Die Flaschen müssen so groü sein, dal) die Flüssigkeit sie gerade ganz 

 füllt, da sonst leicht die Kohlensiinre der niitahgeschlossenen Luft in die 

 luirvtlüsung übergeht. Die Flaschen sind sofort nach Kinfüllen der Lösung 

 luftdicht zu verschließen. 



l)is zur Titration läßt man einige Zeit vergehen, damit das Uarium- 

 karbonat sich absetzen kann. 



Nach 1 — 2 Stunden wird von dei- überstehenden, ziemlich klaren 

 Flüssigkeit mit einer Pipette, die für 1)0 cd i'-^ geaicht ist. eine Probe ent- 

 nommen und in gleicher Weise wie zu Anfang mit ( )xalsäure titriert. Es 

 empfiehlt sicii der größeren (ienauigkeit wegen stets Doppelbestimmungen 

 vorzunehmen. 



Ferner müssen noch die Kölbchen zur Wasserdampfbestimmung aus 

 der Xebenstromleitung herausgenommen werden. Um zu verhindern. da(5 

 Wasserdampf noch weiter in sie eindringt, werden die Klammern gleich 

 nach Abstellung der Gasuhr auf die .Schlauchstücke aufgesetzt. Die Köli)chen 

 sind dann wieder zu wägen. 



Berechnung der Versuchsresultate- 



1 )ie in der Luft der Teilströme enthaltene Menge Kohlensäure und Wasser- 

 dampf ist in einfachster Weise zu berechnen. Man braucht nur von der 

 zu Anfang zur Neutralisation der .-iO n^/^ ßaiyfiaunp nötigen ]\Ienge Kubik- 

 zentimeter Oxalsäure die Zahl der Kubikzentimeter abzuziehen, die bei 

 der Endtitration der Lihaltsproben aus der großen und der kleinen Röhre 

 zugesetzt werden mußten (Differenzwert d und d/). Da l on^ Oxalsäure 

 1 mg C0.2 entspricht und die gesamte Menge Bar3tlauge pro Teilstrom 



d X 1H5 d 90 



lo5 -I- 90 cur- = 225 cm^ beträgt, so ist — — h -i-— die Menge CO« 



oü oO 



in Milligramm . welche in der Luft eines Teilstromes enthalten ist. Da der 



eine Teilstrom I dazu dient, den Kohlensäuregehalt der in den Apparat 



eingesogenen Luft zu bestimmen, so braucht nur zur Berechnung der 



während des Versuches gebildeten Menge CO., von der Menge COg pro 



Teilstrom II der Wert für I in Abzug gebracht zu werden. 



In ganz analoger Weise gestaltet sich die Berechnung für den 

 Wasserdanipf. Beträgt das (iewicht der Kölbchen in Teilstrom I zu Anfang 

 a und a' . bei II b und b' und die Gewichtszunahme während des ^'er- 

 suches bei a : qg . bei a' : rg , bei b : sg und bei b' : tg , so ist die im 

 Versuch gebildete Menge Wasserdampf = (s + t) — (q -i- r) g. 



Die geschilderte Berechnungsart gilt nur für den einfachsten Fall, 

 daß die beiden Teilstrom apparate nur einfach angelegt sind und daß beide 

 Gasuhren ganz gleichmäßig gehen. 



Da es aber zweckmäliig ist, vier derartige Apparate (2 für die 

 Untersuchung des Einstroms. 2 für die Laitersuchnnü des Ausstroms) zu 



