494 K. Gräfe. 



iii'hriimlit'ii 1111(1 (hl tonici- die 4 (iasiihrcii liiiiifiir nicht uaii/ üh'ich pchcii. inul'» 

 man in Aiudoiiic zu dor oliii^cn ItiTcchniinü »Ich \Vasser(htiii|»f- und K(dih'ii- 

 ^äureiii'halt in j('(k'r cinzchion Lt'itiin<j- durch \V;i<2:un,u, h('zi(.'hun^.sweise 

 Titration hrstimmcn und ansuchend von dci- williiciid (U's N'ersuches durch 

 die einzelne (Jasuhr iiehenck'n Luftnieniic die Werte pro 1 ni^ Luft um- 

 rechnen. Der Durch.schnittswert (h'r hei(hMi l'aranelherechnnn^cM für die 

 au.sströineiiih' I.nft. ahzüLilich dc^ entsprechenden Wertes für die ein- 

 ströuRMKh' Ijitr. iiilit dann die Wasser(hiin|)f- und Kohh'nsänrebil(hin<i- 

 während (hvs \ersuches jtro 1 »i" \'entihitioii>hift an. 



Notwendij^- ist nun nur noch die l inrechnuni? auf die ^^esanite Luft- 

 menge, welche die Kammer während des \'ersuches verlassen hat. 



Das Luftvolumen, das wahrend des Versuches die große Gasuhr 

 passiert hat. ist nur dann mit dem von der kleinen angezeigten direkt, 

 ohne Umrechnung, vergleichbar, wenn es auf gleiche Temperatur und 

 gleichen Feuchtigkeitsgehalt gebracht worden ist. Da die Luft in den Gas- 

 uhren ohne Fehler als mit Wasserdampf gesättigt angenommen werden 

 kann , ist für den Feuchtigkeitsgehalt kein besonderer Faktor anzubringen. 



.\us den Einzeltemperaturablesungen während des Wrsuches berechnet 

 sich die durchschnittliche Temperatur der (Gasuhren. Differieren diese 

 nicht, so kann die Umrechnung sofort vor sich gehen. Ist das Volumen 

 des Teilstromes II v Liter, das der in der großen Gasuhr gemessenen Luft- 

 menge V. die .Menge Cüj, im Teilstrom c. so beträgt die Gesamtmenge 

 dei- Kohlensäure in der Ventilationsluft 



cV 



G = —^ — h c, oder wenn die L^mrechnung in der oben erwähnten 



Weise vorgenommen wui'de und c, der (iehalt an Gramm COo pro 1 ni^ 



beträgt, G = — ' :,.^^ — '—. Differieren die Temperaturen, so kann man ent- 



weder das von der großen Gasuhr angezeigte Luftvolumen l)ei der abge- 

 lesenen Temperatur umrechnen auf die Temperatur in den kleinen Ga.s- 

 uhren. oder man bringt alle Luftvolumina auf die absoluten Werte von 0". 

 760 mm Hg und absolute Trockenheit und rechnet dann wie oben aus. Die 

 Pieduktionen werden am zweckmäl'iigsten mit den Tabellen von Börmtehi 

 und Landolt^) ausgeführt. 



In ganz der gleichen W^eise wird die (Gesamtmenge des während des 

 Versuches gebildeten W'asserdampfes bestimmt 



W r= 1- w, wenn w die im Teilstrom gefundene Wassermeuge 



V 



ist und v und V die gleiche r»edeutun;u haben wie in der vorigen Gleichung. 

 Nun stellt der Gehalt der durch die große (^asuhr passierten Luft- 

 menge an Kohlensäure und Wasserdampf noch nicht den Gesamtbetrag 



') Eine genaue Besprechung der Art der Reduktion eines Luftvolumens auf die 

 Xormalverhähnisse findet sich hei Franz Müller in Bd. 3, S. 5^8 dieses Handhuches. 

 Aiiih ilio wiplitigsten Tabellen aus Börnsteiii-JAindolf sind dort abgedruckt. 



