4<)8 ^' (Jrafp. 



(liidiircli hesi'itiiien, (lal» man entweder, wie PcfUmlcofcr es selbst schon 

 vorueschhiiicn '), in ^oei^neteii Inteivallon eine Luftprohe aus der Kammer 

 nimmt und sie analysiert, am /weckmäliiiisten wohl durch (lasanalyse; 

 oder aber man kombiniert, wie r. licnjmann-) es an^ei^cben hat, den Re- 

 spirationsversnch im Pcttenkqfer^Qh^n Apparat mit einem Zuntz-Geppert- 

 \ ersuch. 



Der Einwand, der liegen alle Teilstromverf'ahren mit ihrer ^rolien 

 Multiplikation der Analysenwerte erhoben wurde, gilt natürlich auch für 

 das Pcffrnko/'rr^che Vorfahren. Das Voiliiiltuis von Teilstrom zur Ven- 

 tilation.sgrölJe beträj't etwa 1 10 bis 12.000. Daß der Einwand meiner 

 Ansicht nach praktisch keine Bedeutung hat, wurde oben schon erwähnt. 



Apparate nach dem Prinzipe von Jaquet 



(Der ./rt7?<e^sche Oritiinalapparat (Dasei) =>), der Apparat von (ira/e (Heidel- 

 berg)^), der Apparat von StäheUn (Berlin). ••) 



Prinzip der Methode: Auch diese Methode analysiert ähnlich dem 

 j^?m^^schen und Pettenkoferschen Verfahren nur Teilströme der Luft. 



Zur Ventilation der großen Respirationskammer dient eine (iasuhr. 

 \or dem Eintreten der Luft in diese wird durch eine dünne, kurze Rohr- 

 leitung ein Teilstrom in einem GlasgefäL^ über Quecksilber abgesaugt. 



Durch Zahnräder und Kandangelenke überträgt sich die Bewegung 

 der Gasuhr in stark verlangsamtem Maße auf die Achse einer Spule, an 

 der ein Faden aufgewickelt ist, der einen mit (^)uecksilber gefüllten (iummi- 

 schlauch trägt. In dem Maße, wie durch Umdrehung der Achse der Eaden 

 sich abrollt, sinkt der Schlauch, der von ihm getragen wird, und mit ihm 

 das Quecksilberniveau darin. Da dies Quecksilber in kommunizierender 

 Verbindung mit dem Quecksilber in dem Absaugegefäß für den Teilstrom 

 steht, müssen beide Niveaus stets gleichmäßig und synchron mit dem (iang 

 der Gasuhr sinken. Die Luft des (ilasgefäßes wird dann mit einem sehr 

 feinen (iasanalyseapparat nach Pctterson-Pahnqvist-Tohiesen auf den (be- 

 halt an COg und 0, analysiert. Die Werte können an der Skala direkt 

 in Prozenten genau abgelesen werden. Da die zur \'entilation benutzte 

 Luftmenge an der (Jasuhr ablesbar ist und Temperatur und Druck auch 

 fortlaufend bestimmt werden, braucht für die Berechnung nur das Luft- 

 volumen auf 0'', 760 mm Druck und Trockenheit umgei-echnet zu werden. 

 Durch Anbringung eines Thermobarographen nach Zuntz kann diese 

 Rechnung vereinfacht werden. 



Auch "Wasserdampfbestimmungen sind bei dieser Methode möglich. 



') 1. c. S. 34. 



-) Zeitschr. f. experim. Patholo?. u. Therapie. Bil. 5 (1909). 



■*) Verhandlungen der natiirforschendeu Gesellschaft Basel. Bd. 15. S. 23 u. ff. (1903). 



*) Zeitschr. f. physiol. Chemie. Bd. 65. S. 1 u. ff. (1910). 



^) Stühelin und Kessnn; rharit('--Annalen. Jahrg. XXXIII. Sonderabdrnck. 



