öOO 



K. (Jrafc 



]Mg. 73. 



werden kann. l>ie Liitt wird diircli eine Itcsoiidcrc Iiohrlcitiiiii; direkt aus 

 dem P'reien dein Kasti'u /Uiicfülirt. tritt hier l>ei (' ein und bei D aus. 

 Grate hat die Kaumverhiiltnisse besonders im Ilinl»lick auf die l'nter- 

 suehunt; Schwerkranker, die in einem kleinen Kaum sieh zu leiclit beenj^t 

 fühlen, bei seinem Apparate naiie/u doppelt so groß f^ewählt (•i634*7 /). 

 Fit:. TS zeii^t den Kasten i;eschlossen. V\\x. 79 tj-eöffnet.M 



Die (irundfliiehe des Kastens ist ein Rechteck (Kopf- und Fubseiten 

 90, Längsseiten 200 cm), der Kopfteil des Kastens ist 70 cm hoch, behält 

 diese Höhe aber nur auf die Länge eines Meters, von da an ist er nach 

 dem nur 7ö cm hohen Fubende abgeschrägt. Das (Jeiüst der Kammer be- 

 steht aus dicken, fest aneinandergefügten Holzplanken, die besonders an 

 den Kanten und Fenstern durch starke Quer- und Längsbalken eine feste 



Stütze erhalten. In die \'order- 

 und Seitenwände, sowie die 

 Decke sind große Fenster- 

 scheiben aus dickem Glase 

 vollkommen luftdicht einge- 

 setzt. Der Kasten ist an der 

 Innen.seite. sowie am P)Oden 

 mit vulkanisiertem Ei.senblech 

 vollkommen luftdicht au.sge- 

 sclilagen und mit weißer Öl- 

 farbe angestrichen. Da die 

 \ Undichtigkeiten eiiahrungs- 

 uemäß an der Türe am leich- 

 testen eintreten und das Öff- 

 nen und Schlielien einer Türe 

 oft L'mstände macht, wurde 

 auf die Anbringung einer 

 Türe ganz verzichtet und der 

 ganze Kasten zum Öffnen und 

 Schlielien eingerichtet (Fig. 7S 

 u. 79). Zu dem Zwecke dürfen 

 Seitenwände und Boden nicht miteinander in fester Verbindung stehen. Der 

 Boden B iFig. 78). der auf kurzen Rollen ruht, besteht aus einem sehr 

 massiven Holzgestell, an dessen Seiten eine ca. 5 cm i)reite und eben.so 

 tiefe, mit Eisenblech luftdicht ausgeschlagene Rille verläuft, in welche die 

 unteren Ränder der Seitenwände gerade hineinpassen. Die Rille wird mit 

 l'araffiuum liquidum so weit gefüllt, daß das Fett 2 — 3 cm hoch steht. Läl'it 

 man den an der Kopfseite des Apparates gekanteten Kasten nieder, so ist 

 ein vollkommen luftdichter Abschluß mit voller Sicherheit erzielt. Der Boden 

 entliält eine SchieneneinhiL'-e i Fig. 79^), an welche eine kurze Schienen- 



Ansicht der 6'rn/eschen RespiratioiiHkammer in geschlossenem 

 Zustande. (Buchstabenerklärung im Text.) 



M Die diesen Abbiklungeii zuirrumle liegenden l'hotographien verdanke ich der 

 großen Freundlichkeit von Herrn Prof. Dr. F. Benedict. 



