Die Technik der rntersuchiing des respiraturischen Gaswechsels etc. 



501 



Fig. 79. 



anfalirt paßt, über die das \'ersu('h.^bett in die Kammer «geschoben ^vird. 

 Das oftiien und Schliel'ion des Kastens ist dureii Heben und Senken des 

 Fuliteiles (F) an 2 (iriffen außerordentlich rasch und leicht ausge- 

 führt. An diesen Griffen ist ein dickes Seil befestigt, welches, durch die 

 hecke des Zimmers geführt, im Dachstuhl über eine Kolle läuft und ein 

 schweres (iegengewicht trägt. So ist das Gewicht des Kastens nahezu aus- 

 balanciert und ein leichter Druck und Zug genügen für die Dedienung. 

 Im Innern des Kastens sind Telephon, KUngelanlage, Klapptische und 

 ein Deckenventilator angebracht, ferner findet sich an der Seite ähnlich 

 wie bei Jwjiiet'^ Apparat 

 ein Kasten 1 40 X 40 X 40). 

 Sein Deckel liegt in einer 

 entweder mit Wasser oder 

 Paraffin gefüllten Kinne. 

 Innen wird er durch eine 

 mit ( iummi belegte Schiebe- 

 tür, welche durch zwei 

 große Schrauben fest gegen 

 die Gummirahmen der Tür 

 gepreßt werden kann, luft- 

 dicht geschlossen. Die Luft 

 tritt an der Kopfseite des 

 Kastens durch eine kurze 

 Iiohrleitung, die mit einem 

 Wasserhahnverschluß ge- 

 sperrt werden kann, ein 

 und verläßt die Kammer 

 am Boden (bei ./• Fig. 79). 

 Sie geht von hier durch 

 ein breites gebogenes Rohr 

 (R) zur Gasuhr. Zur Luft- 

 entnahme direkt aus dem 

 Kasten sind an 2 Stellen 

 kleine mit kurzem (Gas- 

 rohr durchbohrte Gummistopfen in zwei kleine ausgebohrte und mit Eisen- 

 blech ausgelegte, runde Öffnungen der Kastenwand angebracht. Sie werden 

 durch Gummischläuche mit Quetschhahn verschlossen. Auch Thermometer 

 und eventuell Hygrometer befinden sich im Apparat. 



Die Dimensionen der von StäheHn und Kessner konstruierten Respi- 

 rationskammer des Apparates der L medizinischen Klinik der Charite in 

 Berlin sind noch etwas größer wie die der beiden bisher skizzierten Kästen. 

 Der Inhalt des ganzen Raumes beträgt 3250 /. Die Form geht aus Fig. SO 

 und 81 deutlich hervor. Fig. 80 stellt die Vorderansicht, Fig. 81 das 

 Profil der Kammer dar. Der Linenraum zerfällt demnach in zwei Teile, 

 einen vorderen würfelförmigen [A, B, C, F) von 180 cm Höhe, 60 cm 



Ansicht der ffrnr/eschen Eespirationskammer in geöffnetem 

 Zustande. 

 Das Öffnen geschieht bei der Kammer durch Kanten des Kasten- 

 daches bei F. Der Deckel ist durch Seile mit Gegengewicht, die 

 an F befestigt sind, annähernd in jeder Lage ausbalanciert. 

 (Buchstabenerklärung im Text.) 



