r)02 



K. Gräfe. 



Hivito Mild '2 (tu Liingc. er ist zum Stehen und (iehen ^'edacht. I)araii 

 schlielU sich nacli hinten ein ablese luii^ter Aushau an {II, J. K, l'j. 

 Seine Unterfhiche JH. welche als liettstatt dient, liegt bO cm höher als 

 der r>oden. die Rückwand ist 00 mi hoch. Als l>ettunterla<»e dient eine 

 dreiteilitie mit Ledertucli üherzom'ne Uolihaarmatraze. 



Fig. 80. 



i-'ig. 81. 



(Jesaintansicht des Kesijirationsapparates von Stohelin nnd Kessner. Seitenansicht der Kespiratiouskaminer 



(Kammer in Vorderansicht.) von Stähelin und Kessuer. 



Fig. 82. 



Die Kammer ist, um auch für Wasserdampfbe- 

 stimmun^en die günstigsten Verhältnisse zu schaffen, 

 aus (das und schmalen Eisenrippen konstruiert. 



Die (Tlasscheiben sind entweder wie an den unteren 

 Teilen des Apparates in Zement gegossen oder fest in 

 ganz homogenen Kit gebettet. 



An der einen Seitenwand (bei i, Fig. SO) findet 

 sich die Türe, gegenüber bei h ein doppelt ab.schliel5- 

 barer Schleusungskasten (60 X 35 X 35). Sämtliche Türen 

 sind durch Gunimieiidagen abgedichtet. 



Im limeni der Kammer befinden sich Glühlampen. 

 . _, , , . Klinüel. Telephon. Klapptische und Hülsen für Thermo- 



Anordnung der iiocner i x i i. 



für den Luftzutritt zur meter. Mauouieter etc. 



Kespirationskammer von » n t^ i • . n ,■ r • ^ 



Stähelin und Kesswr. Allc Durchtrittsstelleu für Leitungs.schnüre etc. 



sind vollkommen luftdicht abgeschlossen. 

 Besondere Sorgfalt wurde auf eine möglichst gleichmäßige Verteilung 

 der Luft im Innern des Kastens verwandt. 



An das Luftzuleitungsrohr wurde zu diesem Zwecke ein mit seitlichen 

 Öffnungen versehenes liohr an jeder Frontalwand angebracht. Es war 

 (vgl. Fig. S2} genau dem Profil der Kammer entsprechend angebracht. 



Die Entfernung der Löcher (je zwei von ö mm Durchmesser neben- 

 einander) voneinander verringerte sich mit zunehmendem Abstand von 



