Die Technik der Unteisucluuiuf des respiratoriselien Gasweehsels etc. ,")()7 



Dabei sind die N'erbiiidiiiii^en nach c, und d., geschlossen. Um zu verhindern, 

 dal'i bei sehr lans^sanier \'entilation die Luft in c^ sich mit dem Abstrom 

 in h (vul. Vhj;. SO) mischt, ist bei (\ noch ein kleines Quecksilberventil 

 angebracht. 



Siimtliche Zahnräder Zr, — ^y können ausgewechselt werden, das erste 

 sitzt auf der (iasnhrwelle. die anderen auf der Schere n. Durch ent- 

 sprechende Wahl der Zahnräder kann die Übersetzung so reguliert wer- 

 den, daß der Teilstrom sich in jeder beliebigen Größe zwischen 1 : 1000 

 und 1 : 60.000 variieren läßt. 



Soiiald die (iefäße e^ und f, mit Luft gefüllt sind oder der Versuch 

 schon vorher abgebrochen werden soll, dreht man die Schere n mit dem 

 Handgriff .r. und schraubt sie fest. Die Rä(U^r ^5 und z^ sind dadurch 

 ausgeschaltet, während die (iasuhr weiter gehen kann. 



Der Inhalt von e^ und e., wird dann in ähnlicher Weise, wie oben 

 beschrieben, in Glaspipetten (von 250 — ;)00 cm'^ Inhalt) umgefüllt. Nur 

 werden zweckmäßig zwei solcher Pipetten durch Gabelung eines zu einem 

 Quecksilberreservoir führenden Schlauches nebeneinander geschaltet, die 

 eine mit c.y. die andere mit c/., verbunden, nachdem beide mit Quecksilber 

 gefüllt sind. Durch Hochkurbeln von v wird die Luft aus c^ und a, in die 

 Pipetten übergetrieben. Dabei sind die oberen Schwanzhähne der Pipetten 

 zuerst so zu stellen, daß durch sie hindurch ein Teil der Luft aus ei und 

 Co ins Freie entweicht, dann erst, nachdem .so die Hähne durchgespült 

 sind, wird die Luft in die Pipetten zur Analyse hinübergedrückt. 



Die Gasanalyse. 



Die Genauigkeit der \'erfahren nach Jaquets Prinzip hängt in aller 

 erster Linie ab von der Verfeinerung der Gasanalyse. Da weitere Fehlei'- 

 quellen nicht in Betracht kommen, ist der prozentuale Fehler der (ias- 

 analyse auch der der Methodik. Die von Pettersson zuerst nur für die 

 Kohlensäurebestimmung der Luft angegebene Methode ist durch Pettersson. 

 Högland und Tohiesen ') auch für die Sauerstoff bestimmung so außer- 

 ordentlich verfeinert worden, daß nun ein \'erfahren vorliegt, das an 

 Feinheit und Genauigkeit der analytischen Methode kaum seines Glei- 

 chen hat. 



Prinzip: Bei einem bestimmten Luftvolumen wird der COa-Gehalt 

 durch Abnahme des Volumens durch Absorption mit KaUlauge, der O.,- 

 (xehalt in gleicher Weise nach Absorption durch Pyrogallol bestimmt. Da 

 das Luftvolumen zu Anfang der Analyse durch ein feines Differential- 

 manometer mit einem gleich großen Luftvolumen in Verbindung gebracht 

 wird, unterliegt dieses den gleichen Temperatur- und Druckschwankungen 



') Vgl. 0. Pettersson und Ä. Pahuqiist, Apparat zur Bestimmung des atmosphäri- 

 schen CO.,-Gehaltes. Forschungen a. d. Gebiete der Agrikulturphysik. Bd. XVI. H. 1—2. 

 — rö/yj>5f;(, Skandin. Arch. f. Physiol. Bd. 6. 8.257(1805). Auch persönliche, nicht 

 genau veröffentlichte Angaben von Pettersson und Bohr sind bei der Konstruktion des 

 Apparates benutzt. 



