ÖOS 



K. (Jrafe. 



wie (lio zu ;iii;ilysi("n'n(l(' Luft, dnlicr kann mau alle Scliwaukimgcu von 

 l>ruck und TcuiixTatur vcruacliliissineu, wouu luau zu Kiidc der Analyse 

 die Drucke iu luidcn I.iit'tvoluiuiua durch pjiistcllunt;- des Diffcroutial- 

 uianonietois aul' den ruukt zu Aufau"»- der Analyse ausg'leicht. Jk'tru^- das 

 zu analysierende Luftvolumen z. U. 100 rm», so geben die abgelesenen Werte 

 für die Abnahme durch Absorption von Kohlensäure und Sauerstoff direkt 

 den rrozentiivhalt der zu analvsierenden Luft an diesen beiden (iasen an. 



Fi(f. So. 



l'.eschreibung des (iasanalvseapparates und seiner Handhabung. 



Die Originalform, wie ^\e Jm/iiet zuerst mitgeteilt hat, ist in Fig. i^ö 



abgebildet. 



In der Mitte des an ein Holz- oder Eisengerüst montierten (ilas- 



apparates befindet sich die Malipipette A, die von einer 0-Marke unten 



bis zum obersten Ende (Marke 100) genau 

 60 cm^ mißt. 



Die Kalibrierung ist in \/ooo*'/o vorge- 

 nommen, und zwar so, daß nicht etwa ein 

 Skalenteil = 0"01 cm^ entspricht, sondern 

 einem ^/ooo'^/'o ^gs Gesamtvolumens, um die 

 Umrechnung von 60 cm ^ auf 'iOOcm^ zu 

 umgehen. Die Kalibrierung ist nur in ein- 

 zelnen Stellen des Rohres angebracht, von 

 0-^I«/o, ferner von 20— 21-5o/o. Oberhalb 

 der graduierten Stellen erweitert sich die 

 1^ Pipette kugeiförmig, um zu verhindern, daß 

 die Pipette nicht allzu lang wird. 



Die MelJpipette hat ö Verbindungen, 

 zunächst eine nach unten. Dort ist über das 

 untere Ende ein (Jummischlauch gezogen, 

 in den bei s ein Glasstück mit Hahn ein- 

 geschaltet ist. Der Gummischlauch führt zu 

 der mit Quecksilber gefüllten Glaskugel D, 

 welche durch Drehung des über eine Spule 

 laufenden Aufhängedrahtes auf und nieder 

 bewegt werden kann. 



Nach den beiden Seiten steht die Pipette 

 oben durch feine (Tlaskapillarrohre in \'er- 

 bindung mit den Orsaf^chen (icfäßen /.' und 

 Ej, welche die Absorptionslösungen enthalten. 



( iasanalyse- Apparat nach Pei/erscm-Höff/nxrf- Der ZugaUg ZU dcn (iefäßCll lallt sich durcll 

 Tobieseii zur Analyse der nach Aem Jnquet- . /.i i i ta- i • i 



sehen Prinzipe entnommenen TeiUuftströme. einCU (ilaShahU SpCrrCU. DlC (liaSpipettC hat 



I Genaue Keschreibung der Apparatur und « . Tii-i-i-i ii j- 



Methodik im Text.) fcmer cuic direkte \ erbindung nach oben, die 



auch wieder durch einen (ilashahn (n') unter- 

 brochen werden kann. Mittelst eines kurzen (iumniistückesyy ist das nach der 

 Seite umbiegende Kohr an das Indexglasrohr /' angeschaltet. Die gebogene 



