Die l'erlinik clor riitorsiicliiiii«,' lies respiratorischen Gaswechsels etc. 5()f> 



Foliii mit ihrer CJraduierun^. die übrigens ljeliel)it>- j^eAväliit werden kann, ist 

 in I'ii>'. Sf) deutlich zu sehen. Fhat jederseits 2 \'erbindun<ien, eine nach unten 

 (hei i> und yj,), ferner eine horizontale, durch einen (ilashahn verschließbare 

 nach außen. Auch F ist ein feines Kapillarrohr und wird mit einem etwa 1 cm 

 lani>eh Tropfen einer Lösunii' von Alkannawurzeln in Petroleum durch eine 

 fein ansii('zoi;eiie (ilaskajjillare von der Seite i,^efüllt. Dieser Tropfen stellt 

 <las Indexmauometer dar, weil er die beiden Luftvolumina A und B (das 

 Kontrolluftvolumen) trennt. Die \'erbindung von p mit B ist in der Figur 

 nur angedeutet, sie geht ähnlich wie bei /)' durch ein Gummischaltstück p, 

 an das ein nach unten gebogenes Kapillarrohr ansetzt. Dieses erweitert sich 

 hinter dem Hahne n. der «j genau entspricht, zu der länglich gestreckten 

 Glaspipette /^. l'm während der Analyse die (iasvolumina den Schwankungen 

 der umgebenden Luft möglichst zu entziehen, stehen i)eide Pipetten in einem 

 mit Wasser gefüllten (ilaszylinder. der sich (links unten) durch einen (iummi- 

 schlauch mit Quetschhahn entleeren läßt. 



Die fünfte Verbindung von A führt nach dem Schwanzhahne m. der 

 die Kommunikation mit der xVußenwelt darstellt. Unterhalb von ihm wird 

 das Gefäß mit der zu analysierenden Luft in der aus Fig. 85 ohne weiteres 

 ersichtlichen Art anmontiert. 



Der Gang einer Analyse ist folgender: Ehe eine Analyse begonnen 

 wird, muß man sich davon überzeugen, daß ein kleiner Tropfen destiUiertes 

 Wasser auf dem Quecksilber schwimmt. Er wird durch Einsaugen beim 

 )n leicht in den Apparat befördert. Die \'oraussetzung für gute Analysen 

 ist eine Sättigung der Luft mit Wasserdampf M, die nur auf die angege- 

 bene Weise garantiert ist. Gewöhnlich genügt ein derartiger Tropfen für 

 viele Dutzend Analysen. Die Quecksilberkugel Dj wird so weit gehoben, 

 daß das Quecksilber an dem unteren, senkrecht stehenden Schwanzhahn 

 des Analysengefäßes C ausfließt. Dann wird der Hahn vertikal gestellt, so 

 daß das Quecksilber nach C einströmen kann. Um stets einen Überdruck 

 zu schaffen, muß man dafür Sorge tragen, daß das Quecksüberniveau in /), 

 stets etwa handbreit über demjenigen in G steht. Zu Beginn der Analyse 

 darf sich in dem Analysenapparat nur Stickstoff befinden und das Queck- 

 silberniveau in A mul» durch geeignetes Hochwinden der Kugel D an der 

 Marke lOO"/« stehen. 



Die erste Luftportion, welche durch \'ertikalstellung des oberen 

 Schwanzhahnes aus C austritt, läßt man durch den zuerst horizontal stehen- 

 den Schwanzhahn m nach außen entweichen, um die toten Räume zwischen 

 beiden Hähnen mit der zu analysierenden Luft zu füllen. Dann wird m vertikal 

 gestellt und die Luft tritt unter Überdruck nach A ein. nachdem die Hähne ii 

 und 1l■^, sowie die Hähne zu den Orso^schen (iefäßen, in denen die Flüssig- 

 keit in beiden Schenkeln gleich hoch stehen soll, horizontal gestellt sind. 

 Durch langsames Heben von D^ und Senken von D wird dann unter Über- 



*) Ist die Luft nicht vollständig mit "Wasserdampf sesättigt, so geben die Kohlen- 

 säureanalysen zu tiefe und die Sauerstoffanalysen meist zu hohe Werte. 



