510 K(;r:ife. 



<liiick so viel Liit't ans (' iil)cri;otiirlK'ii, dali das (.luccksilhci- cinij^i' /ciiti- 

 meter untorhall) der O-Maikc stoht. Dann werden die Sclnvanzhähnc hei C 

 lialbii-estellt. so dal» weder (' noch die Ansatztilasstiickc nach anlicn koni- 

 niunizicren. Durch }j;eei^nete Stellung- von m liU.it man daini (h-n Cherdruck 

 in .1 nach außen sich ausgleichen, (ileichzeitig wird der vorher vertikal 

 stehende Hahn v hoiizontal gestellt und vermittelst dei' Sclirauhe /•. welche 

 mit einer kleinen Metallscheihe das I.nmen des an dieser Stelle in die Leitung 

 eingeschaltenen (Tummischlauches verengern und erweitern kann, dei' ohere 

 (,)necksilbermeniskus genau auf Marke der Skala eingestellt. Für einige Sekun- 

 den werden dann zur Krzielung eines völligen Druckausgleiches sämtliche 

 Hähne des Apparates auUers geöffnet und dann außer denen zum Indexmano- 

 meter {n und )i^) geschlossen. Durch Hin- und Herdrehen der Schraube r 

 überzeugt man sich, daß der Alkannatropfen in /' den leichtesten Dewe- 

 gungen der Schraube /• folgt, ein Beweis, daß keinerlei Verstopfung der 

 feinen Kapillarrohre oder Hähne eingetreten ist. Die Stellung des Alkanna- 

 tropfens bei exakter 0-Stellung des Quecksilbers ist genau zu notieren und 

 die eigentliche Analyse kann nach Horizontalstellung von n^ und ii beginnen. 



Die Luft wird durch Hochkurbeln von D und daran schließende Öffnung 

 der Hahnes und desjenigen bei /> zunächst nach A' übergetrieben. Das < h-saf ^che 

 (xefäß (E) ist mit HO'Voig^'i' Kalilauge (Kaliumhydroxyd in Stangen, puris- 

 simum. pro analysi, non in alkoh. depuratum Merck) gefüllt und entnimmt der 

 zu analysierenden Luft die Kohlensäure. Wenn durch vorsichtiges Hoch- 

 heben von /> das (^)uecksilber bei Marke 100 angekommen ist, wird die 

 Kugel wieder gesenkt, wobei streng darauf zu achten ist, daß die Kali- 

 lauge in E nie bis in die Nähe des Hahnes kommt. Überhaupt empfielilt 

 es sich, zumal für den Anfänger, alle Druckschwankungen (besonders nach 

 der negativen Seite) in dem CJlasrohrensystem nie brüsk, sondern nur ganz 

 allmählich und behutsam unter steter Kontrolle der Flüssigkeitsspiegel zu 

 setzen, sonst wird zu leicht Flüssigkeit nach A aspiriert, was jedesmal 

 den ^'erlust der Analyse und eine sehr umständliche Reinigung des ganzen 

 Apparates nötig macht. Sobald die Gefahr einer Aspiration droht, ist so- 

 fort der Hahn zum 0?-sa fachen (lefäße. eventuell auch s (]uer zu stellen. 



Nachdem die Luft 4mal nach A" hinüber getrieben worden ist, wird 7> vor- 

 sichtig so weit gesenkt, daß die Flüssigkeitsspiegel in den beiden Schenkeln 

 des Or.srt^schen Gefäßes wie zu Anfang der Analyse gleich hoch stehen, dann 

 wird die Verbindung gesperrt und s sogleich quer gestellt. Um den Trozent- 

 gehalt der Kohlensäure genau abzulesen, ist nun noch nötig, eventuelle 

 Druckdifferenzen zwischen A und dem den gleichen Temperatur- und Druck- 

 schwankungen unterlegenen Luftvolumen in B^t auszugleichen. Dies geschieht 

 durch ganz vorsichtiges Öffnen der Hähne ri und Wj. Sobald ein stärkerer 

 Ausschlag am Alkannatropfen sich zeigt, wii'd die Schraube r so gedreht, 

 daß der Tropfen wieder nach der Anfangslage geschoben wird. F.rst wenn 



') Auch iu B muß durch Einbringen eines Tropfens destillierten Wassers hei n 

 stets die Luft mit Wasserdampf gesättigt sein. 



