Die Teclinik der riitcrsucliung des respiratorischen Gaswechsels etc. 511 



der Druck nahezu iji,anz aus»eglichen ist, werden die Hähne n und n^ 

 maximal «ieöffnet und daim der Alkannatropfen endgültig' auf den Ausgangs- 

 punkt eingestellt. Der Skalenteil, an dem dann der obere (^uecksilber- 

 iiirniskus steht, gibt dann den rrozent<iehalt der Luft an CO, an. Zur 

 Ablesung bedient man sich zweckmäßig der Lupe und seithchen Beleuch- 

 tung. \'or allem ist darauf zu achten, dal.) Pupille, Achse der Linse und 

 (^)ue('ksilbermeniskus genau eine gerade Linie bilden, da von der Genauig- 

 keit der Ablesung die Exaktheit der Methode abhängt. 



Ist die Ablesung beendet und bekommt man eventuell nach erneutem 

 Herübertreiben der Luft nach E den gleichen Wert, so werden die Hähne 

 u und A?, wieder geschlossen und es wird in genau der gleichen Weise die 

 Sauerstoffbestimmung vorgenommen, indem die Luft nach A', herüberge- 

 trieben wird. Nach Hahlaiiescher Vorschrift wird dies Gefäß am besten mit 

 10" „iger Pvrogallollösnng in konzentrierter reinster Kalilauge gefüllt. Am 

 zweckmäßigsten wird die Pyrogallussäure in die noch warme Kalilauge in 

 Substanz hineingebracht und, ehe sie sich ganz gelöst hat, in das Orsat- 

 sche Gefäß eingefüllt. 



Die Ablesung des Sauerstoffgehaltes der zu analysierenden Luft ge- 

 schieht in genau der gleichen Weise wie bei der Kohlensäure. Nun ist es 

 l)ei der viel größeren ^lenge Sauerstoff und geringeren Avidität der Pvro- 

 gallollösnng für das (ias nötig, die Luft mindestens Smal hinüber und her- 

 über zu treiben. Die Häufigkeit hängt ab von der Leistungsfähigkeit der 

 Pyrogallollösung. die bei stets gleicher Bereitung außerordentlich greifen 

 Schwankungen unterliegt. Manchmal ist schon nach wenigen Minuten die 

 Absorption eine vollkommene, hin und wieder, wenn die Lösungen schon 

 etwas verbraucht sind, dauert es bis zu einer V4 Stunde. 



Um sich davon zu überzeugen, daß die Absorption wirklich eine 

 ([uantitative ist, macht man 2 Ablesungen, nachdem man zwischen beiden 

 die Luft noch einmal in beide Orsa/sche Gefäße übergetrieben hat. Beide 

 Ablesungen müssen vollkommen übereinstimmen. 



Nach Beendigung der Sauerstoffablesung ist der Apparat nur noch 

 mit Stickstoff gefüllt und ist bereit für eine zweite Analyse. Es ist not- 

 wendig, immer zwei Analysen derselben Luft vorzunehmen, um eine Sicher- 

 heit für die Genauigkeit der Resultate zu haben. Sollten die Werte der 

 Doppelanalysen mehr wie O^Ol^/o differieren, so muß eine dritte Analyse 

 gemacht w^erden, bei exaktem Arbeiten wird dies aber nur selten 

 nötig sein. 



Die Abänderungen, die Gräfe und Stähelin an dem beschriebenen 

 Apparat vorgenommen haben, sind sehr geringfügig, Stähelin nahm eine 

 Pipette von bO c)ii'\ Gräfe eine solche von 100 cni^. Sehr zweckmäßig ist 

 es, die Orsatschen Gefäße abnehmbar am Apparate anzubringen. Die Ver- 

 bindung mit den Kapillarrohi'en muß dann selbstverständlich vollkommen 

 luftdicht sein, was durch Anbringung eines schrägen langen Glasschliffes 

 mit Bajonettverschluß und Quocksilberabdichtung sich leicht erreichen läßt. 

 Ferner empfiehlt es sich auch, die Orsatschen Gefäße in große Glaszylin- 



