Die Tecliiiik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 513 



Ziele, wenn aiicli leider, wie schon im voiaiis bemerivt werden soll, die 

 Genauigkeit der Wasserdanipfbestininiung. wie bei allen besprochenen 

 Apparaten, erhel)li('h hinter der Exaktheit der Analyse von (X), und ()., 

 zurüeksteht. Juqitvt selbst hatte keine derartige \'orriehtung an seinem 

 Apparate angebracht, jedoch hat Stähelin^) den Basler Apparat für Wasser- 

 dampt'bestimmung' modifiziert. 



Er verfuhr in der Weise, dali er die Luft vor dem Eintritt in die Kam- 

 mer in einer Kühlvorrichtung und einem anschließenden Chlorkalziumturm 

 vollkommen trocknete und eine ähnliche Anlage in den Abstrom direkt hinter 

 der Kammer einschaltete. Die (Jewichtszunahme des zweiten Kühlapparates 

 und Chlorkalziumrohres gibt dann direkt die Wasserdampfproduktion der 

 Versuchsperson an. Zur Kondensation des W^asserdampfes wurden spiralig- 

 gewundene Messingrohre von 22 mm Durchmesser benutzt. Die Höhe eines 

 ganzen Gefäßes betrug 36 cm, der Durchmesser 23 cm. Die Gefälie kommen 

 in eine Kältemischung- (Eis und Kochsalz). Zur Wägung-, die bis auf O'A g 

 genau sein muß, werden die Enden der (Jefäße aus ihren Schlauch- 

 verbindungen mit der Rohrleitung- gelöst und mit Gummistopfen ver- 

 schlossen. 



Die Chlorkalzium türme (55 cm lange Zylinder aus dünnem Glas) waren 

 an der einen Seite zugeschmolzen, auf der anderen durch einen (iummipfropf 

 verschlossen. Durch letzteren ging als zuführendes Rohr ein Glasrohr von 

 22 mm Durchmesser. Ein gleich beschaffenes Glasrohr nahm nahe dem 

 Boden des Gefäßes die trockene Luft wieder auf. 



Um jeden stärkeren Widerstand in der Rohrleitung für die Gasuhr 

 zu verhindern, darf zur Füllung der Chlorkalziumtürme nur sehr grob- 

 körniges Chlorkalzium benutzt werden, das häufig erneuert werden muli. 



Zur W asserdampfbestimmung in kürzeren Perioden braucht nur die 

 Anlage hinter der Kammer doppelt gemacht zu werden. 



Gräfe-) verwandte an dem Heidelberger Apparate im wesentlichen 

 das Pettenkof ersehe Prinzip der AVasserdampfbestimmung in Teilströmen. 



Zwei Teilströme werden von dem kurzen, Luft zuführenden Rohre des 

 Apparates zur Bestimmung des Ho 0-Gehaltes des Einstroms entnommen, 

 indem die Luft durch ein kurzes (lummistück sofort in 2 hintereinander 

 geschaltete Kölbchen, die mit Bimssteinstückchen, benetzt mit konzen- 

 trierter Schwefelsäure (vgl. S. 492), beschickt sind. 



Die Kölbchen, welche in einem Drahtkorbe an dem Einstromrohr hängen, 

 sind an der Stirnwand des Apparates mit 2 Blechrohren von ca. 3 cm^ 

 innerem Durchmesser verbunden. Die Blechrohre finden in 2 gleich weiten 

 Gummischläuchen ihre Fortsetzung. LTm das Öffnen und Schüeßen des 

 Apparates nicht zu behindern, müssen die Schläuche ziemlich lang sein 

 (vgl. Fig. 78 S). 



*) Die Bestimmung der Wasserdampfausscheidung in Verbindung mit dem Jaquet- 

 schen Respirationsapparat. Yerhandl. d. naturforsch. Gesellsch. in Basel. Bd. 19. H. 1. 

 S. 1 u. ffg. 



■') 1. c. 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 33 



