Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 515 



Zwei sehr feine Tlieniiometer sind vermittelst (iummistopfen und 

 (ilasansatz in das Glasroiir der Leitung eingefügt. Das eine ragt frei in 

 das Innere herein, das zweite ist an der Quecksilherkiigel mit feucliten 

 Wollt'iiden umwickelt, .die in ein kleines mit Was.ser gefülltes Scliälchen ein- 

 tauchen. Dadurch, dali die Schale samt dem Thermometer herausgehoben 

 werden kann, läßt sich stets im Versuch die Menge des aus der Schale 

 verdunsteten Wassers durch Wägung feststellen. 



Die Thermometer müssen beide mindestens alle Viertelstunde ab- 

 gelesen werden, bei starken Barometerschwankungen sind auch häufigere 

 Ablesungen des Barometerstandes notwendig. 



In den Psychrometertafeln des königl. preußischen meteorologischen 

 Institutes ^) findet man für jede Ablesung der Thermometer die entsprechende 

 Wasserdanipftension sowie die absolute Feuchtigkeit (</ Wasser in 1 m^ 

 Luft), die dann nur noch für das auf 0" absolute Trockenheit und 760 mm 

 reduzierte \'entilationsvolumen umgerechnet zu werden braucht. 



Beschreibung eines \'ersuches. 



Die Versuchsperson, die kurz vorher genau gemessen und gewogen 

 ist und Urin gelassen hat, wird entweder in einem geeigneten \'ersuchs- 

 bett, das möglichst nur aus dünnem Eisen und Leder hergestellt ist 

 und ein ganz geringes \'olumen haben soll, in den Apparat eingefahren 

 oder betritt ihn zu Fuß. Je nach der ^'entilation des Apparates kann der 

 Versuch sofort beginnen oder erst 2 — o Stunden später. Wenn man, wie 

 Gräfe es vorschlägt, zur Ventilation die Luft eines kleinen stark und 

 dauernd ventilierten Zimmers nimmt und 1 Stunde, bevor die Versuchs- 

 person in den Kasten kommt, sowohl das Zimmer wie die geschlossene 

 Kammer bei raschestem (iang der Ventilatoren und der Oasuhr ventiliert, 

 kann der Versuch sofort beim Betreten der Kammer beginnen, zumal 

 wenn Öffnen und Schließen der Kammer in wenigen Sekunden möglich ist. 



Es ist zweckmäßig, in solchen Fällen den vorher luftdicht geschlossenen 

 Kasten erst nach 1 Stunde zu ventilieren, da die Konzentration der 

 Kohlensäure in der abgesogenen Luft sonst zu langsam steigt; wegen der 

 geringen unvermeidhchen Analysefehler ist aber notwendig, den C().2-Ge- 

 halt des Teilstroms möglichst über 0*5ö/o zu halten. 



Der Vorteil , den der sofortige Beginn des Versuches mit sich bringt, 

 besteht darin, daß einige Stunden Vorversuch gespart werden, was be- 

 sonders bei der Untersuchung Schwerkranker sehr wünschenswert ist. Der 

 Nachteil ist nur, daß mau einmal eine Probe der Kastenlui't zu Ende des 

 Versuches analysieren muß und zweitens einen AVert für das Volumen der 

 Versuchsperson in Rechnung stellen muß. Die dadurch bedingten Unge- 

 nauigkeiten fallen, wie später noch gezeigt werden soll, bei langen Ver- 

 suchen kaum ins (Gewicht. Es empfiehlt sich ül)erhaupt in jedem Falle. 



') Aspirationspsychrometertafeln , herausgegeben vom königl preuß. meteorolog. 

 Institut. Braunschweig 1908. 



33* 



