Die Technik der Untersuchung dos resjiiratorischen Gaswechsels etc. 517 



In (Ion Fällen, in denen der N'ersueh sofort beim Schließen der 

 Kammer anijefani^en hat, ist es notwendig', noch eine Probe ans dem 

 Kasten zu entnehmen. Dies kann entweder direkt durch Ansaugung der 

 Luft .durch ein Leitungsrohr, welches die Wand der Kammer durchbohrt, 

 geschehen, oder man saugt eine Pi'obe aus dem grolien Abstromrohr 1< 

 ab, dessen Luft bei guter \'entilation der Kammer vollkommen die gleiche 

 Zusammensetzung hat wie die Luft in dieser selbst. 



Bei dem Apparate von Stähelin und Kessner fällt die Mischung der 

 Luft mit dem Ventilator fort, da durch die oben (S. 502 u. ff .) beschriebene 

 \'onichtung eine gute Mischung der Kammerluft garantiert wird. 



Ein Teil der abgesogenen Luft wird dann in der oben beschriebenen 

 Art in die Analysegefäüe übergefüllt und gasanalytisch untersucht. In der 

 beschriebenen Weise kann man auch den Ablauf der Verbrennungen in 

 zwei- und mehrstündigen Perioden verfolgen. Es ist zu diesem Zwecke 

 nur nötig, die l"^bertragung am Teilstromapparat so zu wählen, daß das 

 Quecksilbergefäß schon nach 2 oder o Stunden leer gelaufen ist. Am 

 Schlüsse jeder Einzelperiode muß dann stets eine Probe aus dem vorher 

 gut ventiherten Kasten entnommen werden. 



Bei Wasserdampfbestimmungen nach der Kölbchenmethode müssen 

 auch die kleinen (iasuhren sowie deren Temperaturen bei Beendigung der 

 Versuche abgelesen und die Kölbchen luftdicht verschlossen wie vorher ge- 

 wogen werden. 



Die Berechnung der Versuche. 



Durch die gasanalytische Untersuchung der Teilstromluft ist der 

 Prozentgehalt der Einstrom- und Ausstromluft für CO., und 0.. bekannt. 



Um die absoluten Werte zu erhalten, ist es notwendig, das an der 

 (iasuhr abgelesene Luftvolumen, welches während des eigentUchen Ver- 

 suches die Kammer passiert hat. auf die Normahverte von 0", 760 mm Hg 

 und absolute Trockenheit zu reduzieren. 



Die Durchschnittswerte für Druck und Temperatur während des Ver- 

 suches sind durch fortlaufende Ablesungen bekannt. Bei Verwendung einer 

 großen mit Wasser gefüllten Gasuhr und langsamer Ventilation ist die 

 Luft praktisch mit Wasserdampf gesättigt, bei Füllung mit Paraffinöl muß 

 der Wassergehalt durch Hygroraeterablesung jedesmal gesondert festgestellt 

 werden. Die Pieduktion des von der Gasuhr angezeigten Luftvolumens auf 

 iy\ 760 mm und Trockenheit geschieht nach der bekannten Formel : 

 , . _ V X bp — e 



" ~ 1 -f 000367 t X 760 

 wo V das abgelesene Volumen, t die abgelesene Temperatur, b" der auf 

 0** reduzierte Barometerstand M und e die Wasserdampftension angeben. 



') Die Korrektur für den Barometerstand fällt je nachdem ein Metall- oder 

 (^uecksilberbarometer benutzt wird, etwas anders aus (vgl. Börnstein-Landolfs Tab. 10 

 u. 11, II. Aufl.). ferner ist noch eine kleine Korrektur für den Längengrad des be- 

 treffenden Untersuchungsortes anzugeben: Für Heidelbergs +032 ?«w. 



