Ö20 K. (irafc. 



Statt der ^n'olien Kcspirationskaiiiiiicr oder üqs Kopt'kastens kann auch 

 sehr oiiifachcj- "Weise ein Tierkasten eingeschaltet werden, wie es sowohl bei 

 dem Baseler') wie dem Heidell)erjU''er-) und berliner Apparat ^) p^eschehen ist. 



Somit lassen sich ohne Schwierij^keit die Apparate nach Jatjuct zu 

 einer Universalrespirationsniethodik verwerten. Die Anschaffunj^skosten 

 sind verhiiltnisniartip- i^erini,^^) und die Bedienunfj;' der Apparate aulter- 

 ordentlich einfach und mühelos.') Schwierij^^keiten macht im Anfang- nur 

 die exakte Gasanalyse. 



Der Haupteinwand, der sich gegen die Ja <jiief iichQ wie gegen alle 

 Teilstrommethoden machen läiit, ist der, dali eben nur ein kleiner Teil der 

 Luft untersucht wird und demgemäß die Analysenwerte mit oft mehr als 

 20(>0 multii)liziert werden müssen, etwaige Fehler können so auch außer- 

 ordentlich vergrößert werden. 



Ferner kann man einwenden, daß die Berechnung des Sauerstoffes 

 eine indirekte ist und daß etwaige Fehler der Kohlensäurebestimmung 

 auch die (icnauigkeit der Sauerstoff bestimmung beeinflussen mü.ssen, so 

 daß bei der Bestimmung dieses für den Gesamtstofi' und Kraftwechsel be- 

 sonders wichtigen (xases doppelte Fehlerquellen möglich seien. Schlielilich 

 fällt, je kleiner das Sauerstoffdefizit ist, um so mehr der unvermeidliche 

 mittlere Fehler der Gasanalyse von O'OOöVo ins Gewicht. Das Sauerstoff- 

 defizit ist aber nach oben begrenzt dadurch, dal' die Kohlensäurekonzentration 

 2" nicht übersteigen darf. 



Die praktische Brauchbarkeit und Genauigkeit der Apparate zeigt, 

 jedoch, daß alle diese (Bedenken praktisch bei sorgfältigster Versuchs- 

 und vor allem Analysentechnik keine nennenswerte Bedeutung haben. 



Allerdings sind in der Regel die Fehler für die Sauerstoffbestimmung 

 größer wie für die Kohlensäurebestimmung. 



Apparate nach dem Prinzipe von Regnault und Reiset. 



Der oben eingehend beschriebene neue Respirationsapparat von 

 Benedict läßt sich auch für langdauernde \'ersuche einrichten.^) Sehr gut eignet 

 sich dafür auch die ii'o%sche Modifikation. Es ist nur notwendig, an der 

 Stelle, an welcher die \ erbindung für die ^'ersuchsperson angebracht ist. 



*) Falfa, Grote und Stühelin Hofmeistern Beiträge. Bd. 9. 



-) Gräfe und Graham. Zeitschr. f. physiol. L'hem. Bd. 73. S. 7 (1911). 



ä) Stühelin und Kessner, 1. c. S. 10. 



*) Die Kosten des Heidelberger Apparates inklusive großer Gasuhr (ohne die 

 kleinen Gasuhren) betragen zirka 3600 M . der von Stähelin und Kessner konstruierte 

 Apparat kostete nach liebenswürdiger Mitteilung von Herrn Professor Stähelin und 

 Herrn Ingenieur A. Kessner zirka 4Ö00M, davon entfielen zirka 1500 M auf die Kammer, 

 280 M auf die Antriebsvorrichtung der Gasuhr, zirka 350 M auf die Gasabsauge- 

 vorrichtung. 



*) Mit dem Heidelberger Apparate sind z. B. im Verlaufe von 3 Jahren über 

 600 Tier- und Menschenversuche von 4— ISstüiidiger Dauer ausgeführt worden. 



^) Benedict selbst standen für diesen Zweck die großen Apparate nach dem ur- 

 sprünglichen Prinzip von Atuater-Roser und lienedict zur Verfügung, als deren Ver- 

 kleinerung gerade der neue Apparat für kurzdauernde Versuche zu betrachten ist. 



