Die 'rechnik der Luteisiichung des respiratorischon (iaswechsols etc. 521 



Fig. 87. 



eine vollkommen luftdicht schließende Kespiration.skammer von möglichst 

 kleinen Dimensionen einzuschalten. Ferner müssen wegen der längeren 

 N'ersuchsdauer größere Absorptionsgefälie benutzt werden, deren Einschaltung 

 aber keinerlei Schwieriiikeiten machen können. 



Bei Beendigung des \ersuches muß die Zusammensetzung der 

 Kammerluft entweder gasanalytisch ermittelt werden, oder die Versuchs- 

 person atmet dann 

 durch einen Gummi- 

 schlauch nach außen, 

 bis alle noch vor- 

 handene Kohlensäure 

 durch die Natron- 

 kalkilaschen absor- 

 biert worden ist und 

 der Anfangsdruck im 

 Apparate wieder her- 

 gestellt ist. Ferner 

 müssen Volumen. 

 Druck und Tempera- 

 turen des Apparates 

 genau bekannt sein. 

 Rollij hat vor 

 kurzem eine den gan- 

 zen Menschen auf- 

 nehmende Kammer 

 für den früher be- 

 schriebenen Apparat 

 nach dem Benedici- 

 schen Prinzipe kon- 

 struiert. 



Die genauere 

 Beschreibung ist noch 

 nicht erschienen »), 

 jedoch hatte Herr 



Ansieht der Eespirationskammer von Rolhj für langdauernde Versuche. 



Der Kasten in das auf S. 460 n. ff. beschriebene Respirationssystem ein- 

 OTOße Lie- geschaltet. Ein Patient (3) liegt im Kasten. (Weitere Zahlenerklärungen 

 ö ' im Text.) 



benswürdigkeit, mir 



Professor i?o//y-LeipT 

 zig die 



für dies Handbuch die folgende kurze Beschreibung nebst Abbildung (Fig. 87) 

 und Schema der Berechnung der ^'ersuche zur Verfügung zu stellen. 



Der Menschenkasten, welcher wie der Tierkasten aus Zinkblech 

 gebaut ist. ist 161 cm lang, 61 cm breit, am Kopfende 56 cm und am 



») Sie soll in einer demnächst bei G. Fischer erscheinenden Monographie mit- 

 geteilt werden. Nach einer liebenswürdigen Mitteilung von Herrn Professor i?o7;v-Leipzig 

 beträgt der Anschaffungspreis der kompletten Kammer (natürlich exkl. der übrigen 

 Apparatur) ca. 350 M. 



