Die Technik der Uiitersucluiiig des respiratorischen Gaswechsels etc. 



529 



Jede Trommelumdrehung' befördert somit ein l)estimmtes Luftvolumen 

 durch die Oasuhr. 



Die Drehung der Trommel wird besorgt durch die Achsenwelle W^ 

 welche- bis in den Luftkasteu hineinragt und hier auf dem Lager Lj ruht. 

 An ihrem vorderen Ende sitzt eine doppelgängige Schnecke Si auf und 

 diese greift in das mit Zähnen versehene Schneckenrad R ein. Die Um- 

 drehungen dieses Rades werden dui-ch die Drehung der ihr angefügten 

 Achsenwelle ll\ auf das Zeigerwerk l\ übertragen, welches sich in dem 

 Uhrwerkskasten C der eine Fortsetzung des Brustkastens ß nach oben 

 darstellt, befindet. 



Bei grüüereu Uhren sind gewöhulicli mehrere (3 — 4) Zifferblätter 

 anarebracht. 



■^cheiiiatische Ansicht der Einrichtniig einer 

 Gasuhr ron vorne. 



Schematische Ansicht der Einrichtung 

 einer Gasuhr von der Seite. 



Die Zahnradübertragungen der Umdrehungen der Welle W^ sind da- 

 bei so gewählt, daß- das erste Zifferblatt die Anzahl der 10.000 .', das 

 zweite die Tausende und das dritte die Hunderte anzeigt, wilhrend ein 

 vierter Zeiger, auf einem großen Zifferblatt, in dessen Innenraum ge- 

 wöhnlich die anderen angebracht sind, die Einer bzw. deren Bruchteile 

 angibt. 



Kleine Gasuhren pflegen gewöhnlich nur ein Zifferblatt zu haben, das 

 die ^laße eventuell bis auf 10 cm^ genau angibt. 



Bevor eine Gasuhr in Gebrauch genommen wird, muß darauf ge- 

 achtet werden, daß sie vollkommen horizontal steht. Da die meisten an 

 den Füßen (HJ Schi-auben besitzen, läßt sich die Stellung nach einer meist 

 an der Gasuhr ansebrachten Libelle sehr fein regulieren. 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. Vn. 



34 



