530 K. lirafe. 



Zur Fülliinu dor (iasiilii- Itraudit mau wohl am zwcckniäl'iij^stcn 

 Wasser. Auch raraft'iuül wird zumal da , wo es auf Wasserdamptlx-stim- 

 muugen ankommt, dafür gebraucht i), jedoch werden von technischer Seite 2) 

 dagegen Bedenken geäuliert. Im Laufe der Zeit soll eine Kindickung des 

 Paraffins sich nicht vermeiden lassen. Die Folge davon wäre, dal) Meß- 

 fehler entstehen können, indem die Kammerwände der Melitrommel bei 

 der Umdrehung Paraffinül mitnehmen, welches, wenn es dickflüssig ist, 

 während des Drehens mir langsam von der Wand der Meßkammt-r herab- 

 fließt und dadurch eine Verkleinerung des Meßraumes und eine Unge- 

 nauigkeit der Zählangaben bewirkt. Des weiteren tritt auf die r)auer leicht 

 eine lUldung von Fettsäuren im Paraffin ein und dadurch eine Anätzung 

 des verzinnten Kupferblechs der Trommel. 



Die Füllung der Gasuhr wird in der Weise vorgenommen, daß die 

 Metallverschlüsse bei a und / abgeschraubt w^erdeu. Dann wird durch die 

 Öffnung / so lange Wasser in die Gasuhr, deren Achse dabei nicht fixiert 

 sein darf, eingegossen, bis bei a Wasser abläuft. Es ist dies ein Zeichen, 

 daß der Wasserspiegel in der Gasuhr die obere Öffnung von L erreicht 

 hat. Man schließt dann die Schraube a und setzt die Gasuhr in Gang. 

 Nachdem sich eventuelle Druckschwankungen im Apparat völlig ausge- 

 gUchen haben, wird noch etwas Wasser in die Gasuhr gegossen, damit 

 der Wasserspiegel mit dem Oberrand von L vollständig abschneidet, und 

 dann auch die Öffnung bei / geschlossen , was zweckmäßig durch Auf- 

 schrauben eines kleinen Wassermanometers s) zur Kontrolle des in der 

 Gasuhr herrschenden Druckes geschieht. 



Ehe eine Gasuhr für wissenschaftliche Messungen benutzt werden 

 kann, muß sie genau geaicht*) sein, d. h. die vom Zählwerk angegebenen 

 Zahlen müssen wirklich der Luftmenge entsprechen, die im gleichen Zeit- 

 raum die Gasuhr passiert hat. Gewöhnlich werden solche Aichungen und 

 Kontrollierungen mit aller wünschenswerten Sicherheit und Genauigkeit 

 in den Fabriken vorgenommen, von welchen die Gasuhren bezogen werden. 

 Von der Richtigkeit der Maßangaben kann man sich aber auch selbst 

 jederzeit überzeugen , indem man sie an einem genau anzeigenden größeren 

 Spirometer, von dem aus eine bestimmte, dem \'o]umen nach genau be- 

 kannte Luftmenge in die Gasuhr einsaugen läßt, kontrolliert oder, wie 

 Benedict ») es kürzlich empfohlen hat , aus einer Bombe eine dem Gewicht 

 nach genau bekannte Menge Gas hineinleitet. Wenn Temperatur. Druck 

 und Zusammensetzung des Gases bekannt sind . ist auch das von ihm ein- 

 o-enommene ^'olumen leicht zu berechnen. 



*) Z. B. von Ruhner und Stähdin. 



*) Briefliche Mitteilungen von der Firma .S. Elster, Berlin. 

 ') In den Figuren nicht mitgezeichnet. 



*) Vgl. auch die Ausführungen und die Ahbildung bei Franz Müller in Bd. III, 

 S. 568 des Handbuches. 



5) Deutsches Archiv f. klin. Medizin. Bd. 107. S. 181 (1912). 



