Die Technik der Untersuchung des respiratorischen Gaswechsels etc. 531 



Wichtig- ist darauf zu achten, daß stets der Wasserspiegel in der 

 Gasuhr die gleiche, oben beschriebene Höhe behält. Besonders in der 

 heißen Jahreszeit können oft recht erhebliche Mengen von Wasser in der 

 (JasiUir verdunsten. Dadurch erniedrigt sich allmählich das Wasserniveau 

 und die Zählangaben werden dann ungenau. Durch Nachfüllen von Wasser 

 in kürzeren Zeiträumen läßt sich diese Fehlerquelle leicht ausschalten. 



L)ei sehr großer Ventilation und geringem Feuchtigkeitsgehalt der 

 angesogenen Luft empfiehlt es sich, wie Rubner^) es an seinem Apparat 

 getan hat, eine Eim'ichtung zu treffen, bei der dauernd durch die Gas- 

 uhr Wasser fließt. 



Bezüglich der Weite des Röhrensysteraes , aus dem die Gasuhr Luft 

 ansaugen soll, ist streng dafür Sorge zu tragen, daß die Rohre weit genug 

 sind. Je kleiner die Gasuhren sind, desto weniger leicht können sie das 

 Entstehen von stärkerem negativen Druck in der Rohrleitung vertragen. Das 

 Verhalten des Druckes kann man zweckmäßig an einem kleinen Wassermano- 

 meter (ein gewöhnliches U-förmiges Glasrohr mit Graduierung) ablesen, das, 

 wie oben erwähnt, statt der Verschlußschraube bei / aufgeschraubt wird. 



Bei normalem (Tang der Gasuhr dürfen niemals nennenswerte 

 Schwankungen im Druck auftreten, nur ein leichtes Zittern der Wasser- 

 spiegel ist manchmal sichtbar. Das Entstehen von negativem Druck invol- 

 viert stets die Gefahr, daß in die Gasuhr statt aus der Rohrleitung von 

 außen durch A (Fig. 89 und 90), entgegengesetzt dem gewöhnlichen 

 Wege, Luft in die Kammern eingesogen wird. Am Wassermanometer 

 verrät sich das sofort durch ein Absinken des negativen Druckes und in 

 der Gasuhr selbst entstehen eigentümliche gurgelnde Geräusche. 



Sobald dies Ereignis eingetreten ist, muß die Gasuhr, ehe sie wieder 

 neu benutzt werden kann , ganz entleert (durch Öffnen der Verschraubungen 

 bei a und /) und wieder von neuem gefüllt werden. 



Erwähnt sei, daß es in gewissen Fällen zweckmäßig ist, unter Wasser 

 stehende (Jasuhren zu benutzen (vgl. die Abbildung der ^o/rrschen Gasuhr 

 auf S. 465). 



Das Luftvolumen, welches im Laufe eines Versuches die Gasuhr 

 durchströmt hat, darf niemals ohne Korrekturen in Rechnung gestellt 

 werden. Es bedarf stets der Reduktion auf die Xormalverhältnisse O**, 

 1^0 mm Hg und absolute Trockenheit. Diese geschieht nach den Boijle- 

 Mariotte- und Gai/-Lussac-Gesetzeii mit Hilfe der bekannten Formel 



_ v.B — te 

 '~ 760(1 -H 0-00367 1)' 

 V bedeutet dabei das an der Gasuhr abgelesene Luftvolumen, t den Mittelwert 

 der Temperaturen in der Gasuhr zu Anfang und zu Ende des Versuches, B den 

 mittleren wähi'end des Versuches herrschenden Barometerdruck (korrigiert 

 für Quecksilber, O" und Breitegrad), te die Wasserdampfspannung bei 

 Mitteltemperatur t. Für te kann ohne ii-gendwie nennenswerten Fehler bei 



') Vgl. Wolpert 1. c. 



34* 



