Die 'rocliiiik der Untersiicbiiiiy: des respiratorischen Gaswechsels etc. 537 



(Iriickos von Luft l)ei // in den Broiiiier i>, in welchem sie elektrisch ent- 

 zündet werden und in dem Luftstrom der bei B eintretenden Ventilations- 

 luft verbrennen. Die heilie Luft wird durch Wusserspülunif im Luftrohr / 

 abgekühlt uml gelangt dann bei C in den zu prüfenden Apparat. 



Am Ende eines Versuches werden die Hähne bei G geschlossen, die 

 noch im Apparat voi-handenen Ätherdämpfe verbrennen inid die bei der 

 \erbreuuung entstandene Kohlensäure wird quantitativ durch die \en- 

 tilationsluft in den Apparat hineingespült. Der Gewichtsverlust von G gibt 

 die Menge verbrannten Äthers an. Die aus der Formel zu berechnenden 

 Mengen CO., und ()., werden dann mit dem im Experiment gefundenen 

 Werten verglichen. 



Statt Substanzen bekannter Zusammensetzung in den Respirations- 

 apparaten vollständig zu verbrennen, kann man auch, wie Tangl^) es kürz- 

 lich empfohlen hat, Kohlensäure aus einer Bombe einleiten und bestimmen, 

 ob der gefundene Wert mit dem aus der Gewichtsabnahme der Bombe 

 berechneten Werte genau übereinstimmt. Natürlich mui» die Zusammen- 

 setzung der Bombenluft genau bekannt sein. 



In analoger Weise könnte man auch Sauerstoff direkt in den Apparat 

 aus einer Bombe eingeben und bestimmen, ol) die Zunahme des Sauerstoff- 

 gehaltes der Luft der eingeleiteten Menge entspricht. Dies Verfahren käme 

 natüi-lich nur für offene Apparate in Betracht, d. h. solche, in denen nicht 

 wie in denjenigen nach dem Prinzipe von Regnaidt und Reiset die Luft 

 in einem geschlossenen Rohrsysteme kreist. 



') Biochem. Zeitschr. Bd. 44. S. 247 u. ff. (1912). 



