Die rrazipitiup iiml die Methoden der rräzipitatiou. 555 



Zyliuder ziirückbleibeiide Blut nach Möglichkeit ausziiimtzen , wird der Blutkuchen 

 zwocknialii^' durch Belasten mit einem sterilen Gewicht ausgepreßt. Haftet das Gerinnsel 

 an einigen Stellen der Wandung des Glases au, so wird es mit einem Spatel, dessen 

 Krümmung der Wölbung des Zylinders entspricht, vorsichtig abgelöst. Das erhaltene 

 Serum wird durch Absitzenlassen oder Zentrifugieren von korpuskularen p]lementen befreit. 



XuttaU schlägt vor. das Ijlut in großen Schalen aufzufangen und 

 mehrere Stunden ruhig stehen zu lassen ; das Serum, welches sich aus- 

 preist, sammelt sich an der Oberfliiche, und kann dann ohne weiteres ab- 

 pipettiert und in Glasröhrchen, die nach beiden Seiten ausgezogen sind, 

 eingefüllt werden. Die Röhrchen werden vertikal aufbewahrt; etw^aige 

 sich spätei- bildende Niederschläge setzen sich in dem unteren ausgezogenen 

 Ende ab und können durch Abbrechen der Spitze entfernt werden. 



Uhhnhufh verlangt von einem brauchbaren Antiserum: 



1. daß es steril und absolut klar ist. Opaleszierende Sera sind 

 unbrauchbar, 



2. daß es hochwertig und 

 o. daß es artspezifisch ist. 



Klärung. 



Um die erste Forderung zu erftillen, empfiehlt Wiltnhuth die Filtration 

 der frisch gewonnenen Sera durch ein steriles Berkefeld-YWt^]:. Er ver- 

 wendet hierzu einen ..Filtrierabfüllapparat", der gleichzeitig ein Abfüllen 

 des filtrierten Serums in geeignete Röhrchen gestattet. Der Apparat setzt 

 sich zusammen aus einer Kieselgurkerze, einer Saugflasche und einer Saug- 

 pumpe. Für jedes neue Antiserum ist eine neue Kerze zu verwenden. Die 

 Kerzen können durch umgekehrte Filtration von reinem Wasser wieder 

 gereinigt werden. 



Es folge hier die Beschreibung und Gebrauchsanweisung, die Uhlen- 

 huth und Weidatiz ihrem Apparat gegeben haben (Fig. 95« und h). 



Der Filtrier abf Uli apparat, der im wesentUchen eine Kombination 

 des Maassenschen Bakterienfiltrierapparates und des LymphabfüUtrichters 

 (Modell der königl. Preuß. Anstalten zur Gewinnung animalischer Lymphe) 

 darstellt, besteht aus der Berkefeldschen Kerze (a), die mittelst eines 

 (iummistopfens mit der Saugflasche (b) in Verbindung steht. Diese zeigt 

 dicht unter dem Halse ein Ansatzrohr, das mit einer Kugel behufs Auf- 

 nahme von Watte versehen ist; in derselben befindet sich außerdem noch 

 eine zweite Glaskugel, die kleine nach der Saugtlasche zu gerichtete Öff- 

 nungen besitzt und dadurch ein direktes Hineinströmen von Luft in die 

 Saugflasche verhindern soll. Das Ansatzrohi' steht mit der Wasserstrahl- 

 pumpe (d) in \'erbindung. Zur Vermeidung des Hineindringens von Wasser 

 in die Saugflasche ist das Rückschlagventil ^e) eingeschaltet, und zur Re- 

 gulierung des Luftdruckes in der Saugflasche dient der Dreiwegehahn (e). 

 Der Abfüllhahn (t) ist mit einer umschmolzenen Hülle versehen und zeigt 

 außerdem eine glockenförmige Erweiterung, die es gestattet, einen Bausch 

 Watte einzuführen, der die Drehung des Hahnes nicht hindert, wohl aber 



