Untersuchungsmethodoii biochemisch wichtiger Lichtwirkuntren. 591 



von 1 mm für etwa \'ioooooo Grade, i) Noch größer ist die Empfindlich- 

 keit, wenn sich die Thermoelemente im Vakuum befinden. 



Das von Langley als Meßinstrument eingeführte Bolometer beruht 

 bekanntlich darauf, daß die Strahlen auf einen dünnen Draht fallen, den- 

 selben erwärmen uiul dadurch seinen Widerstand ändern. Auch das liolo- 

 meter kann als Linien- und als Flächenelement angewandt werden. Kon- 

 struktionen für die ersteren haben u. a. Paschen -) und Edelmann 2) angegeben: 

 ein ausgezeichnetes Flächenbolometer rührt von Liimmer und Knrlbaum her. 



Schließlich soll nicht unerwähnt bleiben, daß das 5o//ssche Radio- 

 mikrometer *) ein außerordentlich empfindliches Instrument für Strahlungs- 

 messungen darstellt. Ein sehr leichtes, in sich geschlossenes Thermoelement 

 wird in einem kräftigen Magnetfeld aufgehängt. Wird die Lötstelle be- 

 strahlt, so dreht der entstehende Thermostrom die mit Spiegel versehene 

 Thermosäule. Das Instrument wird von der Firma The Cambridge Scientific 

 Instrument Co. Ltd., Cambridge, in vorzüglicher Ausführung geUefert. 



Photometrie. 



Als Einheit der Lichtintensität (Leuchtkraft) ist die Hefnerkerze 

 in Deutschland ziemlich allgemein angenommen. 



Die von Hefner- Alteneck angegebene Lampe ^} ist eine einfache Docht- 

 lampe von gewissen Dimensionen. Dieselbe wird mit Amylacetat gefüllt. 

 Der Docht besteht aus Baumwollfäden und die Flammenhöhe ist auf 40 mm 

 festgelegt. Diese an der Luft leuchtende Flamme strahlt in horizontaler 

 Richtung eine Hefnerkerze, HK, aus. 



Ändert sich die Flammenhöhe um 1 mm. so variiert damit die Licht- 

 stärke um etwa 3" o- Von dem Luftdruck ist die Hefnerkerze wenig abhängig, 

 wohl aber etwas (bis zu S^/o) von der Feuchtigkeit. Ist h die Tension des 

 Wasserdampfes bei der Beobachtungstemperatur und p die relative Feuch- 

 tigkeit in Prozenten, so gilt folgende Korrektionsformel: 



J = 1-05— 0000075 hp. 



Die Einheit der Lichtstärke, J = 1 HK, ist bei einer Luftfeuchtig- 

 keit von 8'8 / Wasserdampf auf 1 m^ trockene Luft von 1^0 mm Druck er- 

 halten worden. 



^i.. Photometrie des weißen Lichtes. 



Für photochemische Messungen an weißem Licht dürfte neben der 

 einfachen ^wwsmschen Anordnung in erster Linie der von Lummer und 



') H.Euhens und E. ÄscMinas.% Wied. Ann. Bd. 65. 8.244 (1898). 



-) Wied. Ann. Bd. 48. S. 272 (1893). 



») Elektrotechn. Zeitschr. Bd. 15. S. 81 (1894). — Zu beziehen von der Firma 

 M. Th. Edelmann in München. 



*) Proc. Roy. Soc Vol. 42. p. 189 (1887); Phil. Trans. Vol. 180. p. 159 (1889); 

 siehe ferner Paschen, Wied. Ann. Bd. 48. S. 275 (1893). 



5) Elektrotechn. Zeitschr. Bd. 5. S. 20 (1884); Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd. 10. 

 S. 119 (1890) und Bd. 13. S. 257 (1893). 



