Ö92 II V. Kill er. 



Broilfnm^) anfri'^chonc Ai)p:irat in Ik'traclit koiimion. Hei (Icrscllien ^vi^(l 

 an Sti'llo der tiansparcntcn Sclicilic ciu System von zwei Prismen auf deu- 

 jenii^en Tunkt der (ieraden /.wischen der Standardli('lit(|uelle und der zu 

 messenden Lielit(|nelle einijestelll. an welehem die Helligkeit dei' beiden 

 Lichtciuclien L>:leieli ist. Dieses Pliotometer ist melirfacli modifiziert worden : 

 Lummer und Brodlnihn haben die Einstellung verschärft, indem sie die 

 l>eiden zu lileiehei- Ilelliukeit ver.schmelzenden Felder sich jileichzeitiii uref^eu 

 eine and«'re erhellte Interlaiie sicji abheben las.sen (Kontrastphotometerj. 

 Für zweiäugige Beobachtunj2: hat H. KriijJ^) ein Photometer konstruiert, 

 bei welchem die Finstelluni2:sfehler um 50" o verrinf!:ert sind. 



Licht(|Ut'llen verschiedener Farben lassen sich mit dem Flimnier- 

 photometer vergleichen. Dasselbe beruht auf dem Talbotschen Gesetz, 

 welches sich nach Helnilioltz folgendermalien formulieren lälit: ..Wenn eine 

 Stelle dei' Netzhaut von periodisch veräiiderlichem und regelmäßig in der- 

 selben Weise wiederkehrendem Lichte getroffen wird, und die Dauer der 

 Periode hinreichend kurz ist, so entsteht ein kontinuierlicher Eindruck, 

 der dem gleich ist. welcher entstehen würde, wenn das wähi'end einer 

 jeden Periode eiutreffendi' Licht gleichmäßig über die ganze Dauer der 

 Periode verteilt würde." 



Das Talhotsche Gesetz gilt nun nicht nur für die Wechsel von Hell 

 und Dunkel, sondern auch für denjenigen verschieden gefärbten Lichtes. 



Auf diesem Prinzip fußend hat KrüjJ zwei Instrumente konstruiert. 

 Ihre Beschreibung findet man in der Zeitschrift für Instrumentenkunde. 



Bd. ao. 



B. Photometrie im Spektrum. 



Die Photometrie spektral zerteilten Lichtes geschieht im wesentüchen 

 nach zwei Prinzipien: 



1. Durch den verstellbaren Spalt. Von zwei miteinander zu verglei- 

 chenden Lichttiuellen entwirft man zwei sich berührende Spektra durch die 

 beiden Hälften eines Spaltes, dessen Breiten einzeln verstellt und gemessen 

 werden können. Sind an einer Stelle die Helligkeiten der Spektra gleich, 

 so verhalten sich die Intensitäten für diese Farbe der Spektren nahe um- 

 gekehrt wie die Spaltbreiten. 



2. Durch Einschaltung von Polarisatoren. 



Wenn linear polarisiertes Licht noch einen Polarisator passieren 

 mulJ und wenn die Polarisationsrichtungen beider den Winkel o bilden, 

 so wird der Bruchteil cos- o durchgelassen. 



Man polarisiert die beiden zu vergleichenden Lichter senkrecht zu- 

 einander, beleuchtet mit ihnen aus gleicher Entfernung die beiden Hälften 

 eines Gesichtsfeldes und beobachtet diese durch einen drehbaren Nikol. 

 Sind ^1 und o., = 90 — o, die Winkel, welche von der Schwingungsrich- 



') Zcitschr. f. Instrumentenk. Bd. 9. S. 23. 41. 461 (18891: Bd. 12. S. 41 (1892). 

 2) Zeitschr. f. Instrumentenk. Bd 3». S. 329 (1910). 



