602 H. V. K 11 Irr. 



Dicbotroffcndoii Anonliiuiii,''i'n würden indessen eine detaillierte IJeschrcibuni,^ 

 erforderlich machen, welche hier zn weit fnhren würde. 



Ein Hinweis auf die zitierten Arbeiten niul) irenüp;en. niii so mehr, 

 als biophotochemische lleaktionen mit f,a^färbten Flammen bis jetzt nicht 

 studiert worden sind. Andererseits soll es aber nicht unterlassen werden, 

 darauf hinzuweisen, da(i lTntersuchun£?en mit Wellenlängen des sichtbaren 

 Six'ktrums Uesultate von sehr liTodem Interesse verspreclien. Allei-din«,^s 

 wird man bei derartiijen .Studien vielleicht das Metallbogenlicht oder die 

 Amalgandampen der gefärbten Gasflamme vorziehen. 



Die Schwierigkeiten, ein sehr konstantes und intensives Licht in 

 einem begrenzten Spektralbereich zu erhalten, sind hiei- nämlich relativ 

 gering. Ein brauchbarer Lichtbogen läßt sich mit einer ziemlich großen 

 Anzahl von Metallen herstellen, und zwar kann man sich eine Metallbogen- 

 lampe mit Handregiilierung sehr leicht konstruieren. Als Elektroden 

 empfehlen sich Metallstangen von etwa 5 min Dicke, welche durch Hebel- 

 schrauben gegeneinander bewegt werden können. Die Zündung des ^le- 

 tallbogens erfolgt am besten dm-ch Berühren der beiden Elektroden mit 

 der Kante eines (gegen die Hand isolierten) Metallprismas. 



Besonders gute Resultate erhält man nach Kayser [Handbuch der 

 Spektroskopie. Bd. 1. S. 169 (1900jJ mit Eisen. Mit einer Stromstärke, welche 

 der Dicke der Stäbe angepaßt ist, etwa 10—15 Ampere für zylindrische Stäbe 

 von 1 — 1*5 cw, brennt der Bogen ganz ruhig. Am besten wird derselbe 

 mit der Hand reguliert; die automatische Regulierung wird nämlich dadurch 

 unmöghch gemacht, daß die Stäbe bei der r>erührung sofort zusammen- 

 schmelzen. Ist der Strom zu schwach, so überziehen sich die Stäbe mit 

 einer nicht leitenden Oxydschichte, welche die Wiederherstellung des er- 

 loschenen Bogens erschweren. 



Außer Eisen hat Kayser noch Kupier ganz brauchbar gefunden, wenn 

 man wesentlich dickere Stangen verwendet. Der Bogen brennt aber jeden- 

 falls \Aq\ schlechter als zwischen Kohle. Bessere Resultate erhält man, wenn 

 mau mit einem Kohle- und einem Metallstabe arbeitet. 



Um leichter schmelzbare Metalle wie Aluminium, Silber, Zink. 

 Cadmium u. a. im Lichtbogen verdampfen zu können, bohrt man die po- 

 sitive Kohleelektrode aus und füllt die Bohrung mit dem betreffenden 

 Metall, sei es in Stab-, sei es in Pulverform, Als negative Elektrode ver- 

 wendet man Kohle. 



Die Füllung der ausgebohrten Anodenkohlen kann auch mit Salzen 

 oder Oxyden geschehen. 



In mehreren Fällen führt die Imprägnierung der Kohle mit Metall- 

 salzen, z. B. mit Eisensalzen, zu ausgezeichneten Resultaten. 



Als Quelle für besondere Liniengruppen sind schließlich noch die 

 Amalgamdampflampen zu nennen. 



Die sogenannten -Amalgamlampen'", welche von Heraeim zuerst an- 

 gefertigt wurden, sind ganz wie die Quecksilberdampflampen der gleichen 

 Firma konstruiert (siehe S. 605 u. ff.) und unterscheiden sich von diesen nur 



