riitoisnchmi'rsmethodeii Iiiochemisch wichtiffer Licht wirkuiiLTCii 



611 



brecher; A' ist dor UntcrbivclRT dv<< l'rimarstroiiK's des liKliikTioiisapparates. 

 welcher den Züiiduugsstroni liefert. 



lU'i der Coehnschm Lampe müssen die ultravioletten Strahlen eine 

 Wasserschiclit durchdringen, wodurch die Strahlen kürzester Wellenlängen 

 absorbiert werden. l>ei der Lampe von Chapmiut, wo die Zündung auto- 

 matisch nach jeder halben Minute erfolgt, ist die Lichtintensität nicht kon- 

 stant, wodurch (juantitativc Messungen erschwert werden. Bei der von 

 Fischer angegel)enen Konstruktion stellt sich ein erhebliches Temperatur- 

 gefälle ein, was die quantitative \'erwertung der Resultate erschwert. 



Die erwähnten Nachteile hat Weigert in einer Konstruktion zu ver- 

 meiden versucht, welche für quantitative photochemische Untersuchungen 

 im äußersten Ultraviolett besonders geeignet zu sein scheint. 



Lampe von Weigert für (juantitative Messungen im äußersten 



Ultraviolett. 



Das IJrennerrohr nimmt nur einen möglichst kleinen 

 dies auch bei der von Kromeyer ausgebildeten Anordnung 

 peutische Zwecke der Fall ist; es ist aus Quarz in Gestalt 

 eines umgekehrten n gebogen und von einem Quarzmantel 

 eng umschlossen. Dieser wird von aulöen durch Wasser 

 gekühlt. Um im äußersten Ultraviolett, das von (,)uarzglas 

 noch durchgelassen wird, chemische Lichtwirkungen stu- 

 dieren zu können , wurde der Quarzmantel, welcher das 

 eigentüche Brennerrohr umhüllt, nach oben verlängert und 

 mit einer Quarzplatte bedeckt. Nur die so entstandene 

 Zylinderoberfläche, nicht aber die Verschlußplatte aus Quarz 

 wurde mit Wasser gekühlt. Das Licht tritt demnach nicht 

 in horizontaler Richtung, sondern von unten nach oben 

 aus der Lampe heraus. 

 Dereiaent- . 



Baum ein, wie 

 für lichtthera- 



Fig. 113. 



<! 



A^ 



liehe Quarzkör- 

 per ist in Fi- 

 gur 113 sche- 

 in ati seh dar- 

 gestellt. Er be- 

 steht aus einem 



Brennerrohr B, in welchem der Lichtbogen zwischen den Quecksilberober- 

 flächen E^ und ^2 übergeht. Die Stromzuführung geschieht in derselben 

 Weise wie bei der Quarzlampe nach Kromeyer von den Klemmschrauben K^ 

 und K._ aus. Der Quarzmantel M ist zylindrisch und, was wesentlich ist, oben 

 möglichst eben Verblasen. Durch zw^ei Quarzkapillaren A^ und Ao kann der 

 Gasinhalt des Mantelraumes behebig verändert und z. B. mit Stickstoff, 

 welcher ultraviolett sehr wenig absorbiert, gefüllt werden. 



Die Zündung der Lampe geschieht durch Kippen. Sie steht in einem 

 (jehäuse, welches den verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten der Lampe 



.39* 



