Untorsuchungsmethotlcn biochoinisch wiclitifrer Liclitwirkungen. 



618 



Fig. 114. 



Zeichnet man diese Kurve auf Millimeterpapier und berechnet die 

 Zahl der Quadrate, die in jeder Fläche eingeschlossen sind, so er^'ibt sich 

 die Fliu'heniiTölie in relativem Malie für jeden Spektralbezirk. Man kann 

 den Vergleich in der Weise ausführen, daß man die auf homogenem 

 Papier gezeichnete Kurve ausschneidet und auf einer feinen Wage zur 

 AViigung bringt. In der vorstehenden Tabelle sind 

 die nach ersterer Methode erhaltenen Resultate 

 wiedergegeben. 



Dieser Tabelle zufolge würde die Energie 

 des ultravioletten Teiles, welcher hier allerdings 

 nicht vollständig gemessen ist, geringer sein als 

 diejenige des sichtbaren Spektrums. Berücksichtigt 

 man auch den hier nicht gemessenen ultravioletten 

 Teil, so kommt man zum Resultat, dalj die 

 Energie der beiden Teile ungefähr gleich ist. 



Am Schluß dieses Abschnittes möchte der 

 Verfasser nochmals hervorheben, daß die Queck- 

 silber-Quarzlampe auch für bio-photochemische 

 Zwecke eine ganz ausgezeichnete Lichtquelle dar- 

 stellt , welche sich — w-enn es sich um (juanti- 

 tative Messungen handelt — kaum durch eine 

 andere ersetzen läßt. 



Für den Quecksilberlichtbogen im Vakuum 

 bei ungefähr 2 mm Dampfdruck hat Recldiug- 



hausen obige Kurve augegeben. Man sieht, wie zuerst die Elektroden- 

 spannung mit wachsender Stromstärke abnimmt. In diesem Teil der Kurve 

 ist der Dampfdruck nämlich nahezu konstant. Bei weiter steigender Strom- 

 stärke steigt hingegen der Dampfdruck und damit das Spannungsgefälle 

 von der positiven Lichtsäule und gleichzeitig auch die Elektrodenspannung 

 (Fig. 114). 



HO 



9C 



80 



2. L^viollampen von Srhott & Gen. 



Seit dem Jahre 1903 stellt die Firma Schott und Gen. in Jena 

 (^>uecksilberbogenlampen aus Uviolglas her, welches für ultraviolette Strahlen 

 bedeutend durchlässiger ist als gewöhnUches Glas. Während nämlich ge- 

 wöhnliches Glas nur für Strahlen bis etwa 350 y.y- durchlässig ist , dringen 

 durch das Uviolglas (Baryumphosphat-Chromglas) noch Strahlen bis etwa 

 250 ]J.V: Der Preis dieser Quecksilberlampen ist niedriger (für 30 cm 

 leuchtende Länge 20 Mark: für ^0 cm leuchtende Länge 30 Mark) als der- 

 jenige der Quarzlampen, weshalb sich die sogenannten iTiollampen sowohl 

 in wissenschaftlichen Laboratorien wie in der chemischen Technik bereits 

 eingebürgert haben. Die Hauptformen der von Schott & Gen. mit Stativ 

 und allem Zubehör (\'orschaltwiderstand, Induktionsrolle) geheferten 

 Lampen geht aus Fig. 115« und h hervor. Die Länge der Lampenrohre 



