Uutcrsucluin^'siiiothuden biochemisch wichtiger Lichtwiikungen. 



625 



0-75 cm Schichtdicke konzentrisch der Lampe ineinander gestellt. Jedes der 

 beiden besitzt ein Aus- und ein Kinflußrohr. Dieser doppelte Mantel wird 

 durch einen Metallring an die Lampentlügel befestigt und hindert in 

 keiner Weise der Zündung der Lampe. Das innere Gefäli kann als Kühler 

 und als Lichtlilter zugleich dienen, das äußere als eigentlicher Keaktions- 

 raum. Andererseits kann, wenn es sich um die äußersten ultravioletten 

 von der Quecksilberlampe entsandten Strahlen handelt, der innere Raum 

 mit der Reaktionsmischung gefüllt und der äußere zur Kühlung verwendet 

 werden. 



Da man aber mit dem eben beschriebenen Apparat nicht mehr als 

 einen Versuch ausführen kann, hat Plotnikoiv (1. c.) eine Anordnung ange- 

 geben, bei welcher gleichzeitig eine größere Anzahl von Proben gleichmäßig 

 belichtet werden können. Mit Hilfe eines besonderen, aus zwei Teilen be- 

 stehenden Stativs werden acht Röhren aus Quarz in gleicher Entfernung 

 von der in der Mitte befindlichen Quarzlampe aufgestellt (Fig. 123). Die 



Fig. 122. 



Fig. 123. 



:n'^ it lg 



Halter sind um eine iVchse drehbar, wodurch die Entfernung zwischen der 

 Lampe und den Reaktionsröhren beliebig eingestellt werden kann. Die 

 Röhrenhalter sind auswechselbar. Die Halter werden in zwei Dimensionen 

 hergestellt, eine für die Röhren von 5 — 15 mm und die andere für die 

 Röhren von 18 — 30 mm. 



Für die zu belichtenden Gefäße sind gewöhnlich einfache Reagenz- 

 röhren aus Quarz angewandt w^orden. Bei einseitiger äußerer Beleuchtung 

 ist die Einstrahlung sehr schlecht definiert und das Verhältnis der zur 

 Wirksamkeit kommenden Strahlen zum Volumen der Reaktionsflüssigkeit 

 sehr ungünstig. 



Da Lösungen, welche gegen ultraviolettes Licht empfindlich sind, das- 

 selbe schon in dünner Schicht recht erheblich absorbieren, so wird man 

 sich lieber flacher Reagenzröhren bedienen. 



Bei Untersuchungen mit sogenannten Uviollampen dürfte sich fol- 

 gende ebenfalls von Plotnikoiv'^) angegebene Versuchsanordnung empfehlen 

 (Fig. 124): 



') Zeitschr. f. physik. Chemie. Bd. 58. S. 222 (1907). 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 



40 



