Mikroskopische Technik. (j;-^^ 



den Weltruf, welchen die Zeiwsehen Mikroskope (Jena) überall genießen ; 

 auch die billigeren Instrumente von Winkel (Göttingen) sind durchaus zu 

 empfehlen. Außerordentlich verbreitet sind auch die von Ltv/:, Harfnack etc. 

 Eine Beschreibung- des Mikroskopes und seiner Anwendung soll hier nicht 

 gegeben werden. Auf der einen Seite ist hier Cbung weit wichtiger als 

 alle theoretischen Auseinandersetzungen, andererseits darf eine gewisse 

 Übung im Mikroskopieren wohl bei allen Benutzern dieses Handbuches 

 vorausgesetzt werden. Zur genaueren Information sei auf die Bücher von 

 Frei/, Behrens, Kossei und Schieß'erdecker verwiesen. Als Lichtquelle ist, 

 vor allem füi- das Farbenbild, das Tageslicht (kein direktes Sonnenlicht 

 verwenden) durch nichts zu ersetzen. Für manche Untersuchungen aber, 

 wo es nur auf hellste Lichtquelle ankommt, ist künstliches Licht vorzu- 

 ziehen; solches ist ferner ja aus äußeren Gründen, wenn das Tageslicht 

 versagt, häufig unbedingt erforderlich. Dann ist Gasglühlicht zu empfehlen, 

 und es wird in das Mikroskop unter den Kondensor zum Abfangen der 

 überflüssigen gelben Strahlen ein blaues Glas eingelegt, oder eine soge- 

 nannte Schusterkugel verwandt, welche mit durch Ammoniakzusatz intensiv 

 blau gefärbter Kupfersulfatlösung gefüllt ist. Auch sind eigene Mikroskopier- 

 tischlampen im Gebrauch, wie solche von Hartnack, Wolz, Kochs, Lassar etc. 

 konstruiert wurden. 



Von Wichtigkeit gerade auch bei dem für die Physiologie in Be- 

 tracht kommenden histologischen Arbeiten sind einige für besondere Zwecke 

 benutzte Nebenapparate des Mikroskops. 



Hier kommt zunächst in Betracht der bewegliche Objekttisch. 

 Es gibt einmal solche, welche dem Mikroskop fest eingefügt sind, 

 also als stets zu gebrauchender Objekttisch dienen, und zweitens solche, 

 welche je nach Wunsch zu besonderem Gebrauche aufgeschraubt werden. 

 Die letzteren sind mehr zu empfehlen, da mir der feststehende Objekt- 

 tisch für den gewöhnlichen Gebrauch, besonders auch da die Bewegung auch 

 großer Präparate freier ist, empfehlenswerter erscheint. Die neuen Kreuz- 

 tische, besonders in der Ausfülirung von Zäss, bieten den Vorteil sehr 

 großer und überaus feiner Beweglichkeit und insbesondere gestatten sie 

 bei absoluter Zentralisierung des Kondensors jede Stelle des Präparates 

 mit Hilfe zweier Koordinaten zahlenmäßig feststellen und die genaue Stelle 

 stets leicht wieder auffinden zu können. Sie machen hierdurch besondere 

 Markierungen einzelner Stellen im Präparate mit Hilfe von Tinte oder 

 dergl. oder auch bestimmte zur Wiederauffindung solcher Stellen eigens kon- 

 struierte Apparate wie z. B. den Sachs-Mück eschen ..Objektfinder" (zu be- 

 ziehen durch Gebrüder Mittelstrass, Magdeburg) oder andere Vorrich- 

 tungen, wie sie z. B. in einfachster W^eise De Vescovi angegeben hat. 

 überflüssig. 



Der heizbare Objekttisch dient zur Beobachtung lebender, vor 

 allem beweglicher Objekte: auch ist er ganz besonders zum Studieren 

 mancher physiologischer Verhältnisse vonnöten. Die Anforderungen, einmal 

 die Temperatur konstant zu halten, andererseits sie beliebig erhöhen und 



