Mikroskopisclie Technik. 635 



Ein Okularmikrometer, d. h. ein mit einpeätzten Teilstrichen ver- 

 sehenes kleines (Uasplättchen, welches in dem Okular angebracht oder ein- 

 fügbar ist, dient zu IMeÜzwecken. Die Skala des Okulars und das Bild 

 müssen genauestens eingestellt sein: man soll am besten nur in der Mitte 

 messen und zur Sicherheit die Messung bei gleichem Tubus öfters wieder- 

 holen. Neuerdings werden statt der Meßstriche nach Gerhardt von Zei^s 

 an den Glasplättchen kleine schwarze und rote Quadrate angebracht. Um 

 für jede einzelne Vergrößerung, d. h. die Kombination des Objektives und 

 Okulars plus Tubuslänge, die objektive Größe der eingeätzten Teilstriche 

 oder Quadrate feststellen zu können, muß man sich eines sogenannten 

 Objektmikrometers bedienen, d. h. eines Objektträgers, auf dem 1 mm 

 in 100 gleiche Teile eingeteilt ist: so kann man den Abstand zwischen 

 zwei Teilstrichen des Mikrometers berechnen bzw. ablesen. Am einfachsten 

 sind Mikrometer von Zeiss, bei welchen bei bestimmter Tubuslänge der 

 Abstand zwischen zwei Teilstrischen gerade soviel Mikra beträgt, als das 

 apochromatische Objektiv Brennweite hat. Kaiserling empfiehlt mit Hilfe 

 mikrophotographischer Bilder Messungen anzustellen. Man photographiert 

 dann auch bei derselben Vergrößerung ^den Objektmikrometer und ver- 

 gleicht mit dem Negativ. Um Höhenmessungeu von (ieweben und auch 

 von Deckgläschen vornehmen zu können, braucht man nur die nötige Zahl 

 der Umdrehungen der Mikrometerschraube besonders bei der neueren von 

 Berger konstruierten, von Zeiss ausgeführten, abzulesen. 



Bei mikroskopischen Untersuchungen auf Doppelbrechung (neuer- 

 dings besonders bei den Lipoiden) ist eine Polarisationseinrichtung 

 vonnöten. Der Polarisationsapparat besteht aus einem Polarisator und einem 

 Analysator. Ich lasse hier die kurze Beschreibmig des Prinzipiellen folgen, 

 wie ich sie in meiner ,. Technik" gegeben habe, und verweise wegen aller 

 Einzelheiten auf den Artikel über das Polarisationsmikroskop aus der 

 Feder von Magnus in der Enzyklopädie der mikroskopischen Technik, 

 sowie vor allem auf das ältere ausführliche Buch von Amhronn (Anleitung 

 zum Gebrauch des Polarisationsmikroskops, 1892). Der Polarisator wird von 

 einem XzV'o/schen Prisma dargestellt. Er kann entweder in eine Zylinder- 

 blende eingeschoben oder in den Blendenträger des J^&^^'schen Beleuchtungs- 

 apparates eingehängt werden. Der Analysator wird am Tubus des Mikroskops 

 über dem Okular befestigt: es gibt auch besonders konstruierte Apparate 

 (J.66e'sche Analysatorokulare), welche statt eines anderen Okulares in den 

 Tubus eingeschoben werden. Bei ..parallelen Nicols". d. h. bei paralleler 

 Stellung der Polarisationsebenen des Polarisators und Analysators erscheint 

 das Gesichtsfeld hell. Bei ..gekreuzten Nicols", d. h. bei aufeinander senk- 

 recht stehenden Polarisationsebenen des Polarisators und Analysators, er- 

 scheint das Gesichtsfeld dunkel. Seitliches Licht muß ausgeschaltet werden ; 

 man blendet am besten durch einen nur den Mikroskopspiegel freilassen- 

 den Schirm ab. Zur L^ntersuchung stellt man das Objekt zunächst bei 

 parallelen Nicols in der Mitte des Gesichtsfeldes scharf ein. Durch Her- 

 stellung gekreuzter Xicols (Drehung des Analysators um 90") wird das Ge- 



