{j'M (i. II r r\ li ei 111 er. 



sichtstVld in d.is M.-ixinimn der Diinkcllicit iihcrüoführt und somit schon 

 stärkere l)()i)itollnvcliiin^' durcli Aiil'lciicliteii cikcniiliar. Mittelst des dicli- 

 l);ireii ohjekttiselies dreht man nun das Ohjekt huif^sam um HG()° ringsum, 

 widu'i (UippelthreeheniU' Substanzen 4nial aufleuchten und 4mal dunk(4 er- 

 scheinen müssen, indem die Stciluniit-n untereinander um je 4r)7ü von- 

 einander verschieden sind. Wiederholt man dies, indem man das Präparat 

 verschicMlen präpariert etc., und bleibt dasselbe stets dunkel, ohne bei der 

 Drehung,' aufzuleuchten, so ist keine oder nur äußerst geringe Doppelbre- 

 chung vorhanden. Ist das Hesidtat zweifelhaft, d. h. eine, aber nur äußerst 

 geringe, Doppelbrechung zu erkennen, .so kann man die Probe dadurch 

 noch sensibler gestalten, dall man auf den Polarisator sogenannte „ver- 

 zögernde" Gips- oder Glimmerplättchen, und zwar meist von Kot erster 

 Ordnung auflegt und so einstellt, daß (bei gekreuzter Stellung des Nicolsj 

 das Gesichtsfeld das Rot erster Ordnung im Maximum seiner Intensität 

 aufweist. Wird jetzt der Objekttisch mit dem Objekt um ?S0'> gedreht, 

 so erscheint das Objekt, wenn es doppeltbrechend ist, 4 mal in der (Grund- 

 farbe des Rot erster Ordnung, 2mal in der sogenannten Additionslage, 

 z. P). Dunkelpurpur, ebenso oft in der sogenannnten Subtraktionslage, z. B. 

 gelblich-braun. 



Zur spektroskopischen Bestimmung der genauen Lage von Lichtab- 

 sorptionsstreifen und ihrer Stärke im Mikroskop müssen an Stelle der ge- 

 wöhnlichen okulare Spektra lokulare eingeschaltet werden. Über diese 

 nur bei Spezialuntersuchungen verwendete Methode sei auf den betreffenden 

 Artikel (..Mikroskopie* von ZotJi) in der Enzyklopädie hingewiesen, wo 

 das am meisten gel)rauchte Spektralokular von Äbb<' genauer beschrieben wird. 



Des weiteren ist unter Umständen eine Dunkelfeldbeleuchtung 

 vonnöten. Ihre praktische Anwendung hat sie jüngst z. B. vor allem bei 

 der frischen Untersuchung auf Spirochaeten gefunden. Man kann eine 

 Dunkelfeldblende verwenden, für genauere Untersuchungen aber ist ein 

 besonderer Apparat, der sogenannte Paraboloidkondensor, welcher an Stelle 

 des gewöhnlichen Kondensors eingefügt wird, vorzuziehen. Man muß eine 

 starke Lichtquelle benutzen, am besten Gasglühlicht (Schusterkugel ver- 

 wenden), welches einen Abstand von 15 cm von der Schusterkugel und 

 diese einen ebensolchen von dem Mikroskopspiegel einhalten soll. Der Plan- 

 spiegel wird verwandt und er muß möglichst ganz gleichmäßig beleuchtet 

 sein. Auf den Kondensor bzw. den eben erwähnten Faraboloidkondeusor 

 wird mit Hilfe eines Tröpfchens Zedernholzöl der Objektträger, ohne daß 

 Luftblasen dazwischen liegen düifen. aufgepreßt. Die Objektträger und 

 Deckgläschen müssen sehr gut gereinigt, letztere sehr dünn sein. Man 

 verwendet mittlere und vor allem starke Trockensysteme. 



"Wegen dieser Apparate und ebenso wegen des bei besonderen Unter- 

 suchungen zu verwendenden .-^ogenaimten Ultramikroskops zur Sichtbar- 

 machung ultramikroskopischer Teilchen (nach v. Siedentopf und Zsigmondy) 

 sei vor allem auf die den .\pparaten besonders von der Firma Zeiss beige- 

 gebenen (iebraiuhsanweisungen verwiesen. 



