gQß Krich HoifciM'i 



<lit's (iatluicli. (lall man dcii SjiaiiiiuiiL!sal)iall des Klcktroskojx'S l)('ol)aclitct. 

 wenn die zu messende Substanz entfei-nt ist. Dieser Spannunf?sal)tall wird 

 (mit Hilfe der Kichtahelle des Klektroskopes in Volt aus^n-diiickt) ge- 

 wölinlich auf 1 Stunde umtrereclinet und dieser so<2:enannto Nonnalveiiust 

 hei der eigentlichen Messung, liie uleiclifails auf I Stunde umucreclinet 

 ist, al)gezo^en. Dann erst wird uacii l'onuel (Si der ei^cntlielie Strom 

 iiustiereclinet. 



Die natürliche Leitfälligkeit der Atmosphäre ist, wie die neuere For- 

 schung gelehrt hat. durch radioaktive Substanzen verursacht, welche sich 

 in der Erde und der Atmosphäre in sehr geringer Menge befinden. In 

 einem Laboratorium, in welchem mit radioaktiven Substanzen gearbeitet 

 wird, kann duich Verschleppung derseli)en (insbesonders durch die gas- 

 förmigen Emanationen sowie durch radioaktiven Staub) die Leitfähigkeit 

 der Luft leicht eine solche Höhe erreichen, dali jedes Arlielten mit Elektro- 

 skopen sehr erschwert wird. Am besten l)ringt man in die Melnäume nur 

 radioaktive Präparate, welche luftdicht verschlossen sind. Räume, in denen 

 mit Emanation so gearbeitet wird. daT) dieselbe möglicherweise entweichen 

 kann, sollen .so ventiliert sein, daß die emanationshaltige Luft nicht in das 

 übrige Laboratorium verschleppt wird. Apparate, welche durch Berührung 

 mit Emanation aktiv geworden sind (was man an dem zu hohen Xormal- 

 verlust, den sie geben, erkennt», kann man am leichtesten dadurch wieder 

 gebrauchsfähig machen, daß man sie mit verdünnter Salzsäure abwäscht. 

 Die Salzsäure ätzt zwar die oberflächliche Metallschicht, zugleich aber auch 

 den störenden aktiven Beschlag fort. 



Die vollständige Apparatur zur Messung der durch die radioaktiven 

 Strahlen erzeugten Ionisation besteht aus ZAvei Hauptteilen: aus der Ioni- 

 sationskammer und dem zur Strommessung dienenden Elektrometer. 



Ionisationskammern. Sie haben den Zweck, das Volumen der 

 durch die Strahlen ionisierten Luft meßbar zu begrenzen und in der 

 Kammer ein elektrisches Feld zu erzeugen, welches stark genug ist. den 

 Sättigungsstrom der zu messenden Ionisation hervorzubringen. Die Ioni- 

 sationskammer stellt also einen elektrischen Kondensator dar und wird 

 auch oft als solcher bezeichnet. 



Geschieht die Strommessung durch die Beobachtung des Spannungs- 

 abfalls des Elektrometers, so bildet die Spannung des Elektrometers gleich- 

 zeitig die Spannung zur Erzeugung des Feldes in der Ionisationskammer. 

 Diese Anordnung ist schematisch in P'ig. 18!) dargestellt. E ist das Elektro- 

 meter, K die Ionisationskammer, auf das Elektrometer aufgesetzt gedacht. 

 Wird nach der Auflademethode beobachtet, so ist zur Herstellung der 

 Kondensatorspannung eine besondere Si)annungS(iuelle nötig. Diese Anord- 

 nung ist in Fig. 1-40 schematisch gezeichnet. 7iist die Hochspannungsl)atterie'). 

 K die lonisierungskammer. E das Elektrometer, als Quadrantelektrometer 

 schematisch gezeichnet, wie es für diese Methode üblich ist. Diese Methode 

 hat vor der erstirenannten den großen \'orteil. daß man durch \'ariieren 



') Sehr geeignet für radioaktive Messungen sind die Batterien lon Kliugelfuß, Basel. 



