Das Arbeiten mit radioaktiven Strahlen. 



807 



<l('r Spannung- der Batterie ß die Sättisungsstromkurve verfolgen, also das 

 Vorhandensein der Sättigung feststellen kann. Der erforderliche Aufwand 

 an Apparaten ist freilich ein viel größerer. ') 



Je nach der x\rt der zu messenden Strahlen ist die Form der Ioni- 

 sationskammer vei-schieden. 



Für a-Strahlen ist am besten ein Plattenkondensator, da ein solcher 

 am leichtesten Sättigungsstrom gibt.^j 



Fine einfache Form desselben ist in Fig. 141 dargestellt. ^j Auf den 

 Koden der ]\Iessingbüchse Ä kommt der die y.-Strahlen emittierende Körper. 



Fig. 140. 



Erde Erde Erde Erde 



Fig. 141. 



Elektrometer 



> Erde 



> Erde oder 

 Hochspannung 



Die verschiebbare Platte 

 B ist mit dem Elektro- 

 meter verbunden. Die 

 Messingbüchse ist ge- 

 erdet, wenn die ^lethode 

 der Beobachtung des 

 Spannungsabfalls zur 



Anwendung kommt. 

 Wird die Auflademe- 

 thode gebraucht . so 



wird die Büchse A mit der Hochspannung verbunden (sie steht des- 

 halb auf den Hartgummiklötzen CC). Die Isolation D muß dann doppelt 

 sein ; sie besteht aus einem in den Büchsendeckel eingesetzten Hartgummi- 

 stück, in welchen ein mit der Erde zu verbindender Messingring einge- 

 setzt ist (ein sogenannter Schutzriug), der die eigentliche Isolation aus 

 Bernstein trägt. Dadurch wird ein Überkriechen der Elektrizität von dem 

 geladenen Gehäuse über die Isolation nach der inneren Elektrode ver- 

 mieden. *) 



*) Dieselbe Anordnung ist auch für eine galvauometrische Strommessung nötig 

 (für sehr starke Ströme). An die Stelle des Elektrometers tritt dann ein Galvanometer. 

 2) E. Regener, Yerhandl. d. Deutschen Phvs. Ges. Bd. 13. S. 1065 (1911). 

 ^), *) Von Spindler und Hoyer, Göttingen. 



