g08 '•'«■''■'> K«.' treu IT, 



Die durch y.-Stiiililcn licrvor^cnitViic Ionisation ist anf ein bo- 

 stinnntes Lnitvolunicn hi'^rcn/.t. das dmcli die Hcicliwcito der hct reffenden 

 a-Strahlen iie^ehen ist. Will man dii- ^csainte von einem l'rüparat er- 

 zeniite a-Strahlen-Ionisation messen'), .so mul'i man mit der zweiten Kon- 

 densatorplatte anliciliall) des ionisierten linfliaiiincs bleiben (siehe Fig. 141. 

 wo der ionisierte Luftraum scliratfiert gezeichnet ist). Bei einigermaßen starken 

 Präparaten sind liicrix'i ziendich hohe Spannungen zur genauen Erreichung 

 des Sättigungsstromes nötig-) i zirka i<)(>(J \ olt und mehr), man kann 

 darum mit der Methode des Ladungsabfalls schlecht arbeiten, da die Elek- 

 troskope meist nur auf 200 — HOO Volt geladen werden. In diesem Falle 

 kann man jedoch S"ittigungsstroni erreichen, wenn man auf 1 — 1-5 cm 

 l'lattenabstand heruntergeht. Man kann dann allerdings nicht mehr die 

 gesamte Ionisation der y.-Strahlen messen, wohl aber Vergleichsmessungen 

 mit anderen Präparaten derselben Substanz ausfüiiren. 



Zur Messung der [i- und v-Strahlen-Ionisation benutzt man meist einen 

 Zylinderkondensator. Er besteht ( Fig. 1 42 ) einfach aus einem zylindrischen 

 Gefäü A, iu welchem eine stabförmige L'.lektrode B eingeführt ist. Die Iso- 

 lation des Stabes muß mit einem Schutz- 

 liir 1^'^ ring (siehe Fig. 141 ) versehen sein, wenn 



man nach der Auflademethode arbeitet. 

 Sollen ä-Strahlen gemessen Aver- 

 den. so bekommt der Boden C des^ 

 Zylinderkondensators (Fig. 142) ein 

 Loch, das mit Stanniol oder dünner 

 Aluminiumfolie beklebt ist und durch 

 welches die zu messenden ß-Strahlen 

 eintreten. Für v-Strahlenmessungen wird das ganze Gefäß mit 2 mw starkem 

 Bleiblech umgeben. Sowohl bei [i-Strahlen wie bei y-Strahlen kann man 

 niemals die ganze von den Strahlen erzeugte Ionisation messen, sondern 

 man muß sich immer damit begnügen . dieselbe mit derjenigen eines 

 Standardpräparates, das in der gleichen F:ntf("rnuni'' vom Kondensator auf- 

 gestellt wird, zu vergleichen. 



Zur Messung der durch eine gewisse Menge Emanation hervorge- 

 rufenen Ionisation dient auch der Zylinderkondensator. Er wird dann meist 

 größer, 2 — 15 l fassend, angewendet. 



Elektrometer. Elektrometer und Elektroskope für lonisations- 

 messungen gibt es heute eine sehr große Zahl, von denen hier nur einige 

 beschrieben werden können. Will man die einfachere Methode der Beob- 

 achtung des Spannungsabfalls zur lonisationsmessung benutzen, so genügt 



I 



') Da die Hälfte der a-Strahleii auf die Interlage des Präparates ausgeschleudert 

 uud dort absorbiert wird, so gelangt praktisch immer nur die Hälfte der Strahlen zur 

 Messung, und diese auch nur dann, wenn das a-Strahlenpräparat in so dünner Schicht 

 vorliegt, daß in der Schicht selbst keine a-Strahlen absorbiert werden. Dies ist z. B- 

 bei Poloniumpräparaten und aktiven Beschlägen der Fall. 



-) E. Regener, 1. c. 



