Das Arbeiten mit railioaktivcn Strahlen. 



809 



jedes Elektroskop, dessen Isolation aus poliertem Bernstein ist und das 

 eine genügend genaue Skala hat. Ist eine solche an dem Instrument nicht 

 vorhanden, so kann mau ein Ablesemikroskop mit einer Okularmikro- 

 meterskala i)enutzen, muß dasselbe aber fest mit dem Elektrometer ver- 

 binden, damit die relative Stellung' der Skala gegen das Elektroskop- 

 blilttchen innner dieselbe bleibt. Auch läßt sich ein solches Elektroskop 

 leicht herstellen, wenn man die Mühe nicht scheut, das ElektroskopbUittchen 

 als zirka ;> nun breiten. 4 — ö an langen Streifen aus Blattgold oder Blatt- 

 aluminium mit einem Basiermesser (zwischen dem das Metall einhüllenden 

 Papier) auszuschneiden, wozu allerdings einige Übung gehört. Das Blättchen 

 wird dann mit seinem oberen Ende an einen Messingstreifen angeklebt 

 und mit einem polierten Bernsteinstück in einen kleinen viereckigen Mes- 

 singkasten eingekittet (Fig. l4o). Zwei Fenster vorn und hinten gestatten 

 die Beobachtung und Beleuchtung des Blättchens. Wird 

 das Elektroskop mit einer Ionisationskammer verbunden, 

 so nmß der verbindende Draht in einer mit dem Elek- 

 troskopgehäuse verbuntlenen Messingröhre geführt werden, 

 damit Störuugen durch Influenz von außen ferngehalten 

 werden. xVn einer Stelle muß die Röhre ein Loch haben, 

 damit das Elektroskop geladen werden kann. Dies ge- 

 schieht mit einem an einer Siegellackstange befestigten 

 Drahte, mit dessen einem Ende man den Zuleitungsdralit 

 zum Elektroskop berührt und an dessen anderem Ende 

 man eine geriebene Siegellackstange oder eine Trocken- 

 säule abstreicht. Will man y-Strahlen messen, so kann 

 man, wie das meist geschieht, das Elektroskop selbst als Ionisationskammer 

 benutzten, indem das geladene Blüttchen das Feld der Ionisationskammer 

 (in diesem Falle also des Elektrometergehäuses) selbst erzeugt. Das ganze 

 Elektroskop ist dann mit 2 niw dickem Bleiblech, mit zwei Ausschnitten 

 für die Fenster zu umgeben. 



Von käuflichen Elektrometern sei dasjenige von EJsttr und Geitel 

 sowie dasjenige von Wulf erwähnt. Das Elster- und Geitehoho: Elektro- 

 skop (Fig. 144)M besitzt zwei Aluminiumblättchen b b, welche beim Trans- 

 port durch gegengeschobene Schutzbacken P P gesichert werden. Abgelesen 

 wei'den immer die Stellungen beider Blättchen, weil man dann von einer 

 genau senkrechten ^Stellung des Instrumentes unabhäng ist. Dadurch, daß 

 das von der versilberten Vorderwand a des Elektroskopes reflektierte Bild 

 der Skala M beobachtet wird, wird eine parallaxenlreie Ablesung erreicht. 

 Die Skala muß ebensoweit von der Vorderwand abstehen, als die Blätt- 

 chen dahinterliegen. 



Das TrM//sche Elektrometer^) ist ein vorzügliches Instrument, welches 

 schnelle Einstellung, genaue Ablesung mit Unempfindlichkeit gegen Transport 



M Günther und Teßetnieijer, Braunschweig. 



-) Th. Wulf, Phys.Zeitschr. Bd. 10. S. 251 (1909). Lieferant Günther \im\ Teget- 

 meyer, Braunschweig. 



