Das Arlieiten mit radioaktiven Strahlen. 



811 



Vorschaltwiderständeiii iiXMuessen. Die an den Abzweigklemincn liegende 

 Spannung- v ist dann 



V.a 



' = ^- 

 'Sollen nicht nur \'ergleichsinessungen gemacht werden, sondern der 

 Absolutwert der gemessenen lonisationsströme bestimmt werden, wie dies 

 bei Emanationsmessungen der Fall ist, so mulj auch die Kapazität des 

 Elektroskopes und der mit demselben verbundenen Apparate bekannt sein, 

 l^ei den käuflichen kompletten Apparaten für diese Zwecke ist die Kapa- 

 zität meist mit genügender (ienauigkeit angegeben. Man hat dann nur da- 

 rauf zu achten, daß der Apparat genau in der vorgeschriebenen Konfigu- 

 ration zusammengesetzt wird, da die Kapazität von der gegenseitigen 

 Stellung der Apparatenteile zueinander abhängig ist. 



Muß man die Kapazität einer A'orsuchsanordnung selbst bestimmen, 

 so benutzt man am besten die Methode von Hanns, die auch bei kleinen 



Fig. 145. 



Fig. 14C. 



Fij?. 147. 



Kapazitäten gute Resultate gibt, wo die sonst gebrauchte Methode der 

 Ladungsteilung versagt. Auf die ausführliche Beschreibung der Harmsschen 

 Methode sei verwiesen ^i: der Kondensator dazu wird von Günther und 

 Tegetmeyer geliefert. 



Hat man stärkere Ströme nach der elektroskopischen Methode zu 

 messen, so können sich die Elektroskopblättchen so schnell bewegen, dali 

 eine genaue Messung nicht möglich ist. Man schaltet dann zu dem Elek- 

 troskop eine Kapazität parallel. Solche Hilfskapazitäten kann man sich 

 leicht selbst machen, indem man zwei Messingröhren von einigen Zenti- 

 metern Weite mit Paraffin oder Bernstein ineinander befestigt. Je enger 

 der Zwischenraum und je größer die Oberfläche der Röhren, um so größer 

 ist die Kapazität. Die äußere Röhre wii-d geerdet (mit dem Elektroskop- 

 gehäuse verbunden), die innere mit dem Elektroskopblättchen verbunden. 



') F. Hanns. Physik. Zeitschr. Bd. 5. S. 47 (1904). 



