812 



Kricli IJogoiior. 



Einen Kondensator aiiv iiiclucion konzentrischen Messingröhien von 

 variabler Kapa/.itiit niacli (irrdu/n liefert S/t/ndlcr lib Ho//rr (Fig. 14S). 



Für die Aiit'ladeinctliode kiMiiiiit als Flektronieter nur das Qiiadrant- 

 elektronieter, am besten in tl<i l'oi in von JJolecznIek mit Bernsteinisola- 

 tion in lietracht. Diese Mctlmde zur Uestimmung von lonisationsströmen 

 ist genauer als diejenige der Ueobachtung des Spannungsabfalles am Klek- 

 troskop, der Aufwand an Ajjparaten ist abei' ein viel grölierer. iMun braucht 

 außer dem Quadrantel(>ktrometer eine Hattei'ie, am besten eine Kri'ujcr- 

 Ijatterie aus Normalelementen, zum Laden der Flektrometernadel. Die 



l'"ig. 14«. 



KiR. 149. 



-J3 



■JBIgHHBHIWn*""— ""'"""P'''"™^' 



Ionisationskammer kann nicht als 

 Bestandteil des Elektrometers aus- 

 gebildet werden, da die am Qua- 

 drantelektrometor meßbaren Span- 

 nungen zur Hervorrufung des Sät- 

 tigungsstromes zu gering sind; man 

 braucht also noch eine besondere 

 Batterie zur Herstellung des Feldes 

 im lonisationskondensator. Das 

 <^)uadrantelektrometer selbst ist ein 

 ziemlich diffiziler Apparat und er- 

 fordert einige Zeit und Cbung zur 

 Aufstellung und Justierung. Es sei darum hier nur auf das entsprechende 

 Kapitel in Ko/ilranxchs Lehrbuch der praktischen Physika verwiesen."^) 



Komplette Apparaturen. Zusammenstellungen von Elektrometern 

 und Ionisationskammern sind meist für den Zweck der Emanationsbestim- 

 mungen konstruiert und käuflich erhältlich. Die beiden gebräuchlichsten 

 Instrumente dieser Art sind das „Fontaktoskop" von Knyler und Sieve- 

 king und die von Schmidt angegebene Apparatui-. 



Das Fontaktoskop (Fig. 14'.))-) besteht in seiner Originalform aus einem 

 Elster- und G'cifc/schen Klektroskop E. das auf eine 10 / fassende, kannen- 



') Elfte Auflage, S. 5*)0. 



-) Verfügt man ülier eine Huclispanniinfrsltatterie von mindestens KKXD Volt, so 

 kann man an Stelle des (Juadrantelektrometcrs aucli ein empfindliches Tf'«//'sches Elek- 

 trometer, eventuell mit parallolgeschalteter Kapazität verwenden, siehe z. B. J. Plesch, 

 L. Karezag und Keetmami, Zeitscbr. f. exp. Path. u. Ther. Bd. 12 (l'.)12). 



') Günthif und Tenet meiirr, Braunscliweig. 



