Das Arbeiten mit nulioaktiven Stialilen. 



813 



förmige loiiisationskaiiiiner aufgesetzt wird. Die Isolation der Elektroskop- 

 hlättchen befindet sich im oberen Teile des Elekti-ometergehäuses, in die 

 Kammei- hinein ragt die (auch /erstreuungskürpei- genannte) Elektrode Z, 

 Avek'he das elektrische Feld in der Ionisationskammer erzeugt. 



Das Fontaktoskoj) wird meist zur P.estimmung des Emanations- 

 gehaltes von natürlichen oder künstlichen aktiven Wässern benutzt. Die 

 speziellen Anweisungen für den (Jebrauch des Apparates für diesen Fall sind 

 im sechsten Kapitel angegeben. Für die (Jenauigkeit derartiger Messungen 

 ist es sehr wünschenswert, die Meßkanne luftdicht verschlossen zu halten. 

 Dies wird im Fontaktometer von Mar/ie \md 3Jei/er^) erreicht, das sonst 

 ganz ähnlich wie das Fontaktoskop konstruiert ist. 



Soll der Emanationsgehalt eines Gases, das zweckmäßig in einer 

 Kugel mit zwei Hähnen transpoitiert wird (Fig. 150), mit dem Fontakto- 

 skop bestimmt werden, so wird das 

 betreffende Gas am besten in der Fig. 150. 



"Weise in die Kanne geleitet, daß die 

 Kanne vollständig mit emanations- 

 freiem Wasser 2) gefüllt , mit einem 

 durchbohrten Gummistopfen mit Hahn 

 verschlossen wird und dann das Was- 

 ser durch den an dem Apparat be- 

 findlichen unteren Hahn abgelassen 

 wird. Es zieht dann das Gas nach. 

 Soll die Luft eines Zimmers auf den 

 Emanationsgehalt untersucht werden, 

 so ist natürlich der obere Stopfen und 

 Hahn überflüssig; man läßt einfach 

 das Wasser ablaufen. 



Die Ionisationskammer besteht zweckmäßig aus Zinkblech. Es läßt 

 sich dann ihre Oberfläche am besten von radioaktiven Beschlägen, welche 

 sich beim Arbeiten mit Emanation etc. bilden und den Xormalverlust 

 schließlich unzulässig erhöhen , dadurch reinigen , daß die Kanne mit Wasser 

 ausgespült respektive abgewischt wird, das mit Salzsäure versetzt ist. 

 Dadurch wird zwar die Oberfläche der Kanne angegriffen, aber auch 

 aller aktiver Beschlag weggeätzt. 



Der Apparat von H. W. Schtnldt (Fig. 151) ^j besteht aus einem ein- 

 blättrigen Elektrometer E, auf welchen die Ionisationskammer K aufge- 

 schraubt ist. Zur Einleitung der Emanation ist die Kammer K mit zwei 

 Hähnen versehen, im übrigen vollkommen luftdicht. Die Emanation wird 

 beim Schinidfschen Apparat in einer besonderen Flasche F aus dem zu 

 untersuchenden W^asser durch Schütteln (IV2 Minuten lang) ausgetrieben 



— — ^S 



^^ 



ist. 



•) Mache und Meyer, Zeitschr. f. Instrumentenkde. Bd. 29. S. 65 (1909). 

 -') Wenn, wie es in Badeorten vorkommt, auch das Leitungswasser etwas aktiv 

 wird dies am besten ausgekocht oder destilliertes Wasser genommen. 

 *) Spindler und Hoyer, Göttingen. 



