Das Arbeiten mit radioaktiven Strahlen. }<21 



Alle i'jnjiiiationsmessungen werden in ihrer Genauigkeit durch zwei 

 Cinstande hceintriiclitigt. Erstens kommt derjenige Teil der Ionisation nieht 

 zur .Messung, welehei' von denjenigen y.-Strahlen herrülirt. die in der Nähe der 

 Wandungen der Ionisationskammer ausgesandt werden. Da die a-Stralden 

 der Piadiumemanation eine Reichweite von 4-'2n an haben, wird ein 

 Teil der Reichweite derjenigen a-Strahlen nicht ausgenutzt, welche 

 in einer Entfernung kleiner als 4-23 cm nach der Wandung zu ausge- 

 sandt werden. Bei verschieden großen Gefäßen macht dieser \erlust 

 einen ungleichen Prozentsatz aus : er muß deshalb, um vergleichbare Mes- 

 sungen zu erhalten, berücksichtigt werden. Dies geschieht nach Duane% 



indem der gefundene Strom wert mit 1— 0-51 7 .. dividiert wird, wo O 



die Oberfläche, \' das Volumen der Ionisationskammer bedeutet. Diese 

 Formel gilt für zylindrische Gefäße, deren Höhe mehr als das Einfache 

 bis zum Doppelten des Durchmessers beträgt. 



Eine zweite Komplikation tritt dadurch ein, daß die Emanation so- 

 fort nach ihrem Eintreten in die Ionisationskammer aktiven Beschlag 

 bildet, der sich an den AVänden absetzt. Es ist üblich, die Aktivität der 

 reinen Emanation ohne den aktiven Beschlag anzugeben, die Wii'kung des 

 letzteren ist daher abzuziehen. Annäherungsweise läßt sich der Betrag des 

 aktiven Beschlages bestimmen, wenn man unmittelbar nach der Messung 

 der Emanation aus der Ionisationskammer das zu untersuchende Wasser 

 und die Emanation entfernt 2), die übrig bleibende Aktivität mißt und in 

 Abzug von der gemessenen Emanationsaktivität l)ringt. Die Methode ist 

 deswegen nicht sehr genau, weil gleich nach dem Einfüllen der Emanation 

 der aktive Beschlag sich erst bildet, und zwar in der ersten Viertelstunde 

 ziemlich schnell: andererseits zerfällt er auch nach Entfernung ziemlich 

 rasch, so daß man die gemessene Restaktivität gewöhnlich um lOo/o ver- 

 größert. Es ist dies aber die einzig mögliche Methode, nach der mit dem 

 offenen Fontaktoskop gearbeitet werden kann. Genauere Resultate erhält 

 man. wenn man wartet, bis der aktive Beschlag das :\Iaximum reiner 

 Akti\ität erreicht hat. Dies ist nach ca. 31/2 Stunden der Fall. Nach 

 Herausblasen der Emanation läßt sich dann der aktive Beschlag genauer 

 messen und berücksichtigen, »i Es ist allerdings dabei zu berücksichtigen, 

 daß die Radiumemanation in dieser Zeit um einige Prozent abgefallen ist. 

 Zu einer solchen • Messung ist ein luftdicht verschlossener lonisations- 

 raum (Fontaktometer von Mache und Meijer , Apparat von Schmidt) 

 notwendig. 



Wasser absorbiert etwas die Radiumemanation, und zwar ist der 



») Duane, Jouru. de phys. (4). Bd. 4. S. 605 (1905). 



2) Die Emanation wird am besten durch Auffüllen mit inaktivem Wasser ver- 

 trieben; beim Seh »lid fischen Apparat durch das Gebläse. 



3) Die Emanation allein liefert in zylindrischen Gefäßen ca. 44^ q der Maximal- 

 aktivität nach SVi Stunden. 



