(ias- und Wasserbewegung in dor l'flanzo etc. 



833 



größter Genauigkeit beobachten. Die Enge der Kammern gestattet, daß 

 die Papiere, vom lUatt entfernt, ihren jeweiligen Zustand lange Zeit bei- 

 behalten, so dal» man in aller Ruhe arbeiten kann. Der zweite Zusatzring 

 ist geteilt und ist dazu bestimmt, Zinnfolie oder irgend einen anderen 

 Stoff eng an den Kammerring zu halten. Wenn also vorspringende Blatt- 

 adern eine hinlänglich enge Berührung von Kammer und Blattfläche ver- 

 hindern, die für manche Zwecke nötig ist, kann durch den geteilten Ring 

 ein dünnes Kautschukband gehalten werden, so daß es gegen das Blatt 

 gepreßt wird mu\ die Uäume zwischen den Adern ausfüllt. 



F. Darwins Horn-Hygroskopmethodei): c (Fig. 155) ist ein Korkstück 

 (5x4x4w»?), auf dessen Unterseite ein Streifen von einem Rasiermesser- 

 griff aus gepreßtem Hörn (ca. 8 mm lang und 

 3 mm dick) angekittet ist, f. Dieser stellt einen 

 hygroskopischen Streifen vor, der an seinem freien 

 Ende eine Borste l> trägt, die auf einer Einteilung 

 spielt. Das aus dem Rasiermesser quer durch den 

 Strich geschnittene Hornmaterial wird vorher 

 zwischen Glasplatten über einer Gasflamme er- 

 hitzt. Ein Quadrant G aus Pappendeckel ist an 

 der Unterseite der Korkscheibe befestigt und trägt 

 an der Krümmung die Skala. Wenn das Hygro- 

 skop sich auf einer trockenen Fläche befindet, 

 so bleibt der Zeiger in Ruhe auf stehen, auf einer transpirierenden 

 Fläche dagegen, z. B. auf der spaltöffnungführenden Seite eines Blattes, 

 krümmt sich der Zeiger sofort von der Feuchtigkeitsquelle weg und 

 streicht dabei über die Skala. Der Vorteil des einfachen Instruments liegt 

 darin, daß es in wenigen Sekunden ein Bild über die Transpiration gibt: 

 es wird auch bei der später zu besprechenden Beurteilung des Offenseins 

 oder Schlusses der Spaltöffnungen angewendet. Nach dem Grade der Ab- 

 \Yeichung ist auch ein Schluß auf die Größe der Transprration möglich. 

 Ihinvin hat eine Reihe von Transpirationsbestimmungen bei Ficus elastica 

 gemacht, in welchen der Gewichtsverlust des transpirierenden Blattes in Milli- 

 gramm mit den Hygroskopablesungen verglichen wurde: 



27. August 1897. 



y ■ Verlust perl Stunde Mittelwert des 



und 100 cm- Hygroskops 



F. Darmins Hom-Hygroskop. 



(310 



• -1265 



(169 



• • 1 96 



203^933 p.m. . . . [ 60 

 3o3_45o p m. . . . ( 24 



Ili5_ii35 a. m 

 1206—1236 p. m 



20 

 17 

 15 

 12 



8 

 3 

 



1) Philos. Transact. B. Bd. 190. S. 533 (1898). 



Abderhalden. Handbuch der biochemischen Arbeitsmethoden. VII. 



53 



